234 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



cerradas las correspondientes puertas, las separaciones indicadas, 

 quedan abiertas y los vapores de formol pueden llenar completa- 

 mente el aparato. 



El cierre exterior es^ bastante exacto como para que no haya gran 

 desperdicio de vapores. 



Últimamente se han introducido algunas modificaciones en el 

 aparato; modificaciones que son hijas de la experiencia de cerca de 

 un año y que han dado como resultado hacer aún más sencillo el 

 manejo de él. 



Veamos ahora la manera de funcionar : cerradas las puertas y 

 abierto el diafragma de separación, los vapores de formol ocupan el 

 interior del aparato y penetran en todos los intersticios de los obje- 

 tos colocados en las canastillas. 



Cuando hay necesidad de hacer uso de todo un servicio de útiles, 

 se hacen dos ó tres pulverizaciones y se abre la puerta superior 

 marcada con el número 1 . Mientras se hace uso de este servicio, el 

 otro, colocado en el compartimento número 2 sigue expuesto á la 

 acción de los vapores y está listo para ser utilizado. 



Desocupado el servicio número 1 se colocan en sus puestos las 

 canastas que las contienen y se abre el diafragma al cerrarla puerta 

 inferior. 



Como se ve la manipulación del aparato no puede ser más sen- 

 cilla y puede ser hecha por cualquier persona, sin necesidad de una 

 instrucción especial, lo que constituye una ventaja, dado el uso á 

 que se destina. 



Pasemos ahora á hablar de los experimentos hechos para com- 

 probar científicamente la eficacia del esterilizador. 



Presentado al Departamento Nacional de Higiene, se ordenó á la 

 oficina sanitaria, sección bacteriológica, que hiciera los experimen- 

 tos é informara sobre los resultados. 



El doctor Delfino, segundo jefe de esa oficina, joven ya conocido 

 por sus serios trabajos bacteriológicos y que tan brillante papel ha 

 desempeñado en las recientes campañas contra la peste bubónica, 

 fué quien, en mi presencia, inició los experimentos en esta forma : 



Un gran número de pequeños hilos fueron introducidos en cultu- 

 ras de microbios preparadas al efecto y luego fueron colocadas sobre 

 cepillos, peines, etc., que estaban en la canasta superior del aparato. 



Una de las culturas era de microbios de la difteria ; otra de los 

 de cólera. 



