Untersuchungen über das Vacuum. 143 



oberen Ende der Röhre, dicht unter dem Trichter, befin- 

 det sich ein Hahn und unter demselben zweigt sich von 

 der Röhre ein zweites Rohr in horizontaler Richtung ab, 

 mit welchem man das zu evacuirende Gefäss verbindet. 

 Nachdem dies geschehen, wird der Glastrichter mit 

 Quecksilber gefüllt und der Hahn in der verticalen Haupt- 

 röhre geöffnet. Hierdurch fängt das Quecksilber an zu 

 sinken, passirt die seitwärts nach dem luftleer zu machen- 

 den Räume abgehende Röhre, und man beobachtet nun, 

 wie die ganze Röhre von dem Einmündungspuncte der 

 seitlichen Röhre abwärts sich mit herabsinkenden Cylin- 

 dern von Quecksilber füllt, die zwischen sich kleine 

 Luftcylinder eingeschlossen haben. In dem oben erwähn- 

 ten Fläschchen, in das die Röhre einmündet, angelangt, 

 treten Luft und Quecksilber zu der seitlichen Oeffnung 

 aus, letzteres kann durch ein untergesetztes Gefäss auf- 

 gefangen und auf den Trichter zurückgebracht wer- 

 den. Sobald die Evacuirung fortschreitet, bemerkt man, 

 dass die zwischen den einzelnen Tropfen befindlichen 

 Luftcylinder immer kleiner und kleiner werden, bis end- 

 lich die ganze Röhre den Anblick einer ununterbroche- 

 nen Quecksilbersäule zeigt, die bei geschlossenem Hahne 

 genau die Höhe einer Quecksilbersäule in einem Baro- 

 meter zeigt. Mit diesem Instrumente ist man im Stande, 

 binnen 1/2 Stunde einen Raum von 1/2 Liter Capacität 

 luftleer zu machen. 



Die Wirksamkeit dieses Apparats ist eine vorzüg- 

 liche, es ist nicht schwierig, die Verdünnung bis zu ^qooooo 

 zu bringen, das Höchste, was erreicht werden konnte, war 

 Vi 300000* -^^^ Methode, nach der diese Bestimmung er- 

 reicht wurde, war einfach die Dumas'sche Bestimmung 

 der Dampfdichte. Ein an beiden Seiten zu einer Capil- 

 larröhre ausgezogenes Gefäss wurde mittelst der einen 

 (Japillarröhre mit dem Apparate verbunden, von der an- 

 deren wurde ein Stück abgebrochen und die Röhre dann 

 zugeschraolzen. Das abgebrochene Stück wurde sorg- 

 fältig aufgehoben. Nach dem Evacuiren schmilzt man 

 die mit dem Apparate in Verbindung stehende Capillar- 

 röhre zu und bricht sie unter Quecksilber ab. Wäre 

 der Apparat ganz luftleer gewesen, so hätte er vollkom- 

 men mit Quecksilber sich füllen müssen, indess war dies 

 nicht der Fall, und es blieb eine äusserst kleine Luft- 

 blase in der zugeschmolzenen Capillarröhrc wahrnehmbar. 

 Man saugt nun in das zuerst abgebrochene Röhrchen 

 einen Tropfen Quecksilber ein, der genau dieselbe Länge 



