262 



III. Monatsbericht. 



Apparat znr Destillation im luftverdännten Ranme; 



von H. Hlasiwetz und Pfaundler. 



A ist eine gewöhnliche Flasche von weissem Glase 

 und starken Wandungen, etwa II/2 Liter Flüssigkeit fas- 

 send, welche durch ein Wasserbad erwärmt wird. Man 

 füllt sie bis zur Hälfte mit der Flüssigkeit, welche con- 

 centrirt werden soll. Die Dämpfe derselben gelangen 

 durch das gekühlte Verbindungsrohr B in den Conden- 

 sator C. Dieser ist eine Flasche von demselben Kaum- 

 inhalt wie A, die durch einen aufgelegten Bleiring in 

 dem Kühlgefässe D niedergedrückt wird. 



Von C führt noch eine Röhre in die 3 halsige Woulf- 

 sche Flasche E, welche als Barometerprobe dient. Zu 

 diesem Zwecke enthält sie eine Schicht Quecksilber, 

 in welches durch die mittlere Tubulatur eine Torricelli- 

 sche Köhre von circa 5 Zoll Höhe eintaucht. 



G ist eine einfache Handluftpumpe, welche durch 

 das Chlorcalciumrohr i^ mit dem übrigen Apparate com- 

 municirt. 



Sämmtliche Verschlüsse müssen sorgfältig mit Siegel- 

 lack, dem man zweckmässig etwas Terpenthin zusetzt, 

 verkittet sein. 



Der Pfropf der Flasche A ist von Kautschuk; den 

 vertieften Rand um denselben füllt man mit Wasser. 



Die Quecksilberprobe bei E braucht keine absolut 

 richtige Angabe zu liefern, und um sie ?u füllen, genügt 

 es, den Apparat auszupumpen, wo dann^ wenn man wie- 

 der Luft eintreten lässt, das Quecksilber von selbst in 

 die Röhre aufsteigt. 



Zur Erleichterung der Dampf bildung wird in die 

 Flasche A ein Holzspan gegeben. 



Ist der Apparat so zusammengestellt, so erwärmt 

 man das Wasserbad und pumpt so lange, bis die Flüs- 

 sigkeit in ein lebhaftes Sieden geräth, was im Anfange 

 der Destillation bei einer Evacuirung auf mehrere Zoll, 

 gegen Ende erst bei stärkerer Verdünnung eintritt. 



