154 Apparat zur Destillation der äther. Steinköhlenöle etc. 



Noch ist zu bemerken, dass das schwere zu Maschi- 

 nenschraiere zu benutzende Oel, geeignet gereinigt, auf 

 jeder Schiebe-, Uhr- und Barock- Lampe mit einem aus- 

 gezeichneten Lichteffecte und geringem Consum brennt, 

 somit also das Rüböl vortheilhaft ersetzen kann, {Dingl. 

 polyt. Journ. Bd. 172. — Chem. Centrhl. 1865. 3.) B. 



Heber einen Apparat zur fractionirten Destillation der 

 «ätherischen Steinkohlen - und Schieferöle des Han- 

 dels, um ihren ITerth zu bestimmen; 



von Regnault. 



Die gegenwärtig im Handel vorkommenden beträcht- 

 lichen Mengen ätherischer Oele aus Steinkohlen oder 

 Schiefertheer sind Gemenge, deren Werth von ihrem Ge- 

 halte an flüchtigen Stoffen und deren Natur bedingt wird. 

 Aus den flüchtigsten stellt man ausschliesslich die schönen 

 Farbstoffe, die Derivate des Benzins, dar; die von mitt- 

 lerer Flüchtigkeit werden zu Firnissen und zum Entfetten 

 der Wolle benutzt; die weniger flüchtigen dienen zur Fa- 

 brikation der Phenylsäure oder zur Beleuchtung. 



Um den Werth dieser Gemenge zu bestimmen, hatte 

 man bis jetzt nur die Destillation mit Thermometer und 

 Notirung der innerhalb verschiedener steigender Tenrpe- 

 raturen überdestillirenden Mengen, eine Methode, die auch 

 zur Feststellung des Einfuhrzolles von den Behörden an- 

 gewendet wird. Nun weiss man aber, dass dasselbe Ge- 

 menge flüchtiger Substanzen bei der Destillation verschie- 

 dene Temperaturen zeigt, je nachdem das Thermometer 

 in die siedende Flüssigkeit taucht oder nur in dem ent- 

 wickelten Dampfe sich befindet, es müssen also aus die- 

 sem Grunde auch die Mengen der Destillationsproducte 

 andere sein. Um diese Unsicherheit zu beseitigen, con- 

 struirte Regnault auf Ansuchen der Steuerbehörde den 

 folgenden Apparat, von welchem die beistehende Zeich- 

 nung einen verticalen Durchschnitt darstellt. 



A ist ein kleines cylindrisches, tubulirtes Gefäss von 

 Kupfer, in welchem durch ein Thermometer regulirt das 

 zu prüfende Gel erhitzt wird, B der Refrigerator von 

 Messing, umgeben von Wasser, das bei o in C ein- und 

 bei p abfliesst. Der Apparat ist dicht geschlossen, die Ab- 

 kühlung ist so vollständig, dass von den Dämpfen durch 

 die geöffnete Tubulatur g nichts Merkliches entweicht. Der 



