Analyse von Gasen auf getcichtsanalytischem Wege. 233 



heit und ohne Mülie die Abmessung eines bestimmten 

 Gasvolumens gestattet, ohne dass der Druck einer Flüs- 

 sigkeitssäule überwunden werden muss, und ohne dass 

 das Gas durch Berührung mit Wasser in seiner Zusam- 

 mensetzung geändert wird. 



Dieser Apparat besteht aus einem Glasrohre, welches 

 an beiden Seiten mit Messingfassungen versehen ist, die 

 in dünne Röhren auslaufen und mit Hähnen verschlos- 

 sen werden können. Das Glasrohr (100— 200C. C. Di- 

 mension und mehr) wird nun in einem 4eckigen Kasten 

 von Zinkblech wasserdicht eingesetzt und letzterer mit- 

 telst einer seitlichen Oeffnung mit Wasser gefüllt, die 

 dann zur Aufnahme eines Thermometers dient. 



Um die Maassröhre mit Gas zu füllen, leitet man das- 

 selbe zu einem Ende ein, während das andere Ende mit 

 einer rechtwinklig abwärts gehenden langen Röhre ver- 

 bunden ist. Ist man überzeugt, dass der Apparat voll- 

 ständig gefüllt ist, so taucht man den abwärts gehenden 

 Schenkel in etwas Quecksilber und schliesst dann den 

 Hahn des Zuleitungsrohres. Nach kurzer Zeit kann man 

 sicher sein, dass das Gas die Temperatur des Wassers 

 in dem Zinkkasten angenommen hat, man liest dann die 

 Temperatur ab, bringt durch Heben oder Senken des das 

 absperrende Quecksilber enthaltenden engen Cylinders 

 das Niveau in der Röhre mit dem äusseren auf gleiche 

 Höhe, schliesst alsdann auch den zweiten Hahn und liest 

 das Barometer ab. Man schaltet dann den Maassapparat 

 in den Verbrennungsapparat ein, indem man bekannte 

 Mittel anwendet, um die im Gasgemenge enthaltene Koh- 

 lensäure und etwaige Wasserdämpfe von dem Verbren- 

 nungsrohre fern zu halten, und treibt dann durch die 

 Luft des Gasometers die Gase über das gliihende Kupfer- 

 oxyd hinweg. Diese Art des Abmessens und Verbren- 

 nens giebt sehr scharfe Resultate, man sieht indess ein, 

 dass die Kenntniss des in verbrennlichen Gasen enthal- 

 tenen Kohlenstoffs und Wasserstoffs eine genaue Berech- 

 nung der Zusammensetzung des Gasgemenges nur dann 

 gestattet, wenn dieses nur aus Kohlenoxyd und Wasser- 

 stoff oder nur aus Kohlenoxyd und leichtem Kohlenwas- 

 serstoff besteht. Sind aber die drei Gase gemengt, so 

 braucht man ausser den beiden Gewichten der Kohlen- 

 säure und des Wassers auch noch das Gewicht des vom 

 Kupferoxyde abgegangenen Sauerstoffs. Fresenius 

 glaubt, dass bei Anwendung von Stickgas statt der Luft 

 sich dieser Factor leicht durch Wägung des Kupferoxyd- 



