427 



Temperaturänderungen bewirkten Aenderungen des temporären Mo- 

 mentes sehr unbedeutend. Diese Resultate erklärt dann der Verf. 

 durch die schon früher aufgestellte Theorie über die Wirkung der 

 Wärme auf magnetische Körper. — Die Versuche über perma- 

 nente Stahlmagnete zeigen auch einen Unterschied zwischen harten 

 und weichen Stahl : Während bei ersterem die durch die erste Er- 

 wärmung verurschten Verluste an permanentem Magnetismus im Ver- 

 hältniss zur Zunahme des letztern abnehmen, sind sie beim weichen 

 Stahl der permanenten Magnetisirung annähernd proportional und 

 nehmen sogar bei sehr weichen Stahlstäben in Verhältniss zu letzte- 

 rer mit Zunahme des ursprünglichen Moments bei 0° zu. Bei der 

 Rückkehr auf die erste Temperatur (0°) tritt bei harten Stahlstäben 

 gleichfalls eine Abnahme des relativen Verlustes an permanenten 

 Magnetismus im Verhältniss zur ersten Magnetisirung bei 0° mit dem 

 Wachsen der letzteren, ein , während der Verlust bei ganz weichen 

 Stäben mehr und mehr dem ursprünglichen Moment proportional 

 wird. Umgekehrt, nachdem die Stäbe durch wiederholte Tempera- 

 turänderungen einen constanten Zustand angenommen, sind die vor- 

 übergehenden Aenderungen des permanenten Momentes bei der Er- 

 hitzung von Qo auf 100° beim harten Stahl dem constanten Moment 

 bei 00 nahezu proportional, beim weichen Stahl nehmen sie schnel- 

 ler zu, als das Moment. Diese Resultate stimmen also im Ganzen 

 mit den Mauritius'schen überein. — {Pogg. Ann. CXXII, 346 — 358.) 



Schbg. 

 H. Wild, über ein neues Sacch arim eter. — Dasselbe 

 ist wie des Verf. Photometer (Pogg. Ann. CXVIII, 210) ein modificir- 

 tes Savart'sches Polariskop, besteht also aus 2 gekreuzten unter 65*^ 

 zur optischen Axe geschnitten, je 20min dicken Quarzplatten, deren 

 feines Fransensystem in polarisirten Lichte mit einem schwach ver- 

 grössernden astronomischen Fernrohr (Objectiv von SSm""», Ocular von 

 24nini Brennweite) betrachtet wird; das letztere ist auf die Unend- 

 lichkeit eingestellt, besitzt ein Fadenkreuz und vor dem Ocular ein 

 Nicol'sches Prisma. Vor diesem Polariscop wird die mit der zu un- 

 tersuchenden Zuckerlösung gefüllte Eöhre aufgestellt, und das auf die 

 letztere einfallende Licht durch ein Foucault'sches Kalkspath -Prisma 

 polarisirt, das um seine Axe drehbar ist; die Grösse dieser Drehung 

 wäre vermittelst eines Verniers an einem in Grade getheilten Kreise 

 abzulesen. Entfernt man im Photometer das Kalkspathrhomboeder 

 aus der Röhre zwischen Polariscop und dem Foucault'schen Prisma 

 und ersetzt es durch die Röhre mit der Zuckerlösung; so ist es ohne 

 weiteres in ein Saccharimeter verwandelt. Nach den von Wild ange- 

 stellten Untersuchungen hat dasselbe folgende Vorzüge 1) unter den 

 günstigsten Umständen (Anwendung von einfarbigen Licht u. s. w.) 

 gewährt es eine 60 mal, unter den ungünstigsten (im tageshellen Zim 

 mer) immer noch eine 5 mal grössere Genauigkeit, als die übrigen 

 Instrumente ; wird diese Genauigkeit bei der Bestimmung des Zucker- 

 gehaltes resp. des Drehungsvermögens einer beliebigen andern Flüs- 



28* 



