141 
nur eine einzige Methode anwenden soll. Ehe ich nun meine 
Methode kurz auseinandersetze, ınöchte ich noch an Folgendes er- 
innern: Die Vergrösserung eines zusamınengesetzten Mikroskopes 
(V) resultirt bekanntlich aus der Vergrösserung des Systemes (,$) 
und der des Oculars (0). Es ist nun aber, wie wohl jeder Op- 
tiker und praktische Mikroskopiker weiss, durchaus nicht gleich- 
giltig, ob eine bestimmte Vergrösserung (F) durch ein schwaches 
System mit starkem Ocular oder umgekehrt zu Stande kommt. 
Deswegen genügt es nicht / allein festzustellen, sondern man 
muss auch $ und O für sich allein prüfen. Das aber ist mittelst 
des Schubringschen Verfahrens unmöglich. 
Bestimmung der Systemvergrösserung (S). 
Als Object benutze ich ebenfalls einen sogenannten Objectiv- 
mikrometer (Y,"” = 100 Thl.). Besteht der Tubus des Mikros- 
kopes aus zwei in einander zu schiebenden Theilen, so schraube 
ich die obere Hälfte (Oculartubus) ab, dann setzel) ich eine ein- 
fache Camera (z. B. aus Pappe gefertigt) auf die untere Tubus- 
hälfte (Systemtubus), lege ich eine möglichst fein geschliffene 
oder geätzte matte Glasscheibe auf die oben offene Camera und 
stelle nun, nachdem ich den Pappkasten und meinen Kopf ebenso 
wie die Photographen es thun, verhüllt habe, scharf ein. Man 
kann nun direct auf die matte Glasscheibe ein fein getheiltes 
makroskopisches Meterstäbchen gelegt haben und direct ablesen, 
wie gross z. B. "/],""” erscheint, oder man misst mit dem Zirkel 
das Bild der angenommenen Masseinheit des Objectivmikrometers, 
wie es auf der Glastafel vorhanden uud wendet nachher einen 
makroskopischen Massstab an. Es ist dann nur noch dieselbe 
kleine Rechnung auszuführen, die Schuhring bei seiner Methode 
angiebt. Hat man z. B. das Object ein Zehntelmillimeter gehabt 
und misst das Glastafelbild desselben beispielsweise 12 Millime- 
ter, so ist $= 120. 
Bestimmung der Ocularvergrösserung (O) sowie der Gesammiver- 
grösserung 7 aus $ und O resultirend. 
Zur Bestimmung von / und O ist, nachdem die Vergrösse- 
rung 5 bekannt geworden nur noch eine Messung nothwendig und 
zwar wird mit Hilfe der eben angegebenen Methode / bestimmt. 
Object, Apparat und Ausführung der Messung bleiben mit der 
einzigen Ausnahme, dass ich das Okulartubusende wieder an- 
schraube und das Ocular in dieses stecke genau also dieselben 
wie ich sie bei der Bestimmung von ‚$ beschrieben. 
1) Die Stative von Hartnack ebenfalls die von Benecke in Berlin, des- 
sen Instrumente ich übrigens nicht genug loben kann, haben diese Ein- 
richtung. Bei andern Stativen wird man übrigens sich leicht durch einen 
besonderen kurzen Tubus helfen können. 
