1872. Correspondenzblatt II. 
des 
Naturwissenschaftlichen Vereines 
für die 
Provinz Sachsen und Thüringen 
Halle. 
Sitzung am T. Februar. 
Anwesend 17 Mitglieder, 
Eingegangene Schriften : 
1. Zeitschr. der deutsch. geolog. Gesellsch. XXIll. 3 Berlin 1871 8°. 
2. A. Delius, Zeitschr. des landwirthsch. Centralvereines der 2 Sach- 
sen etc. XXIX. 2 Halle 1872. 8°. 
Als neues Mitglied wird proclamirt: 
Herr Otto Rademann, Apotheker in Northeim. 
Zur Aufnahme angemeldet wird: 
Herr Carl Fritz Franz Gustav Pohlitz, stud. math. et rer. nat, 
durch die Herren Weyhe, Schufft und Giebel. 
Herr Dr. Teuchert bespricht einen neuen calorimetrischen Apparat 
von Bunsen, mittelst dessen es möglich ist, auf sehr genaue Weise die 
speeifische Wärme auch von solchen Körpern zu messen, von denen es 
nicht möglich ist, grössere Quantitäten in chemischer Reinheit darzustel- 
len. Derselbe beruht darauf, dass man die Volumverminderung, welche 
Eis von 0° durch ein gewogenes Quantum des zu untersuchenden Körpers, 
das vorher auf 100° erhitzt war, durch dessen Abkühlung auf 0° erleidet, 
misst, und besteht aus einem weiten Glascylinder, an dessen oberem Ende 
ein zur Aufnahme der zu untersuchenden Substanz dienender engerer Cy- 
linder eingeschmolzen ist. An seinem untern Theile verengt sich der Cy- 
linder zu einem dünnen U-förmig gebogenem Rohre. Dieses letztere ist 
mit Quecksilber gefüllt, wird an seinem offenen Ende durch einen Kautschuk- 
pfropfen verschlossen, durch welchen eine enge mit einer Scala versehene 
Glasröhre in das Quecksilber reicht. Der weitere die Probirröhre umge- 
bende Theil des Cylinders ist mit Wasser vollständig gefüllt. Beides, Was- 
ser wie Quecksilber müssen vorher vollständig luftfrei gemacht sein. Das 
im Cylinder befindliche Wasser wird zum Gefrieren gebracht, dadurch 
dass man durch das Proberöhrehen längere Zeit Alkohol leitet, der auf 
— 20° erkaltet ist. Nachdem sich um letztere eine ca. 6mm dicke Schicht 
Eis gebildet hat, wird der Apparat zum Gebrauch mehrere Tage in Schnee 
