Reduction der Fläche zu messen, wie man es bei den Ombrometern 

 thut. Höchstens könnte ein von Newman im Lond. and Edinb. phi- 

 losoph. Magaz. 1852 vorgeschlagenes aber nicht zur Ausführung ge- 

 brachtes Instrument hierher gehören. M.'s Instrument besteht aus 

 einem Schälchen, das 3 Centimeter hoch und 5,6 Cent, im Durchmes- 

 ser hat, dem Evaporator, in welchem das bis zu einer Merklinie rei= 

 chende Wasser der Verdunstung ausgesetzt wird. Das Schälchen 

 läuft in eine Uförmig gekrümmte Röhre mit einer engern und einer 

 weitern Röhre aus. An der engeren Rähre befindet sich eine Schale, 

 an der der Wasserstand gemessen wird, bevor das Wasser durch Druck 

 in dem Evaporator gehoben ist und nachdem es nach etlicher Zeit 

 wieder heruntergelassen ist. Die grössere 2,6 Centim. weite Röhre 

 ist oben geöffnet ; durch die Oeffnung wird die Luft durch eine Luft= 

 spritze oder auch durch den Wind von oben eingetrieben, wodurch 

 das Wasser die kleine Röhre aufwärts in den Evaporator bis zur 

 Merklinie gedrängt wird ; durch einen luftdichten Verschluss der OeflF- 

 nung mittelst einer Schraube wird das Wasser in der Höhe erhalten. 

 Des Verf.'s Exemplar ist so beschaffen , dass das Kaliber der beiden 

 Röhren sich zum Kaliber des Evaporometers wie 1 : 6,1 verhält ; dem- 

 nach wird auch die Höhe des durch Verdunstung verloren gegange- 

 nen Wassers um eben so vielmal vergrössert gemessen. Das ganze 

 Instrument ist 20 Centimeter hoch, leicht transportabel, kann also auf 

 Reisen benutzt werden. — {Pogg- Ann. Bd. 113. 1861. No. ß.) Hhnm. 



R. Adie, über das Grundeis. — Der Verf. glaubt, dass 

 das Grundeis an den kältesten Strompartien gebildet wird, und dasa 

 die kleinen Eiskrystalle unmittelbar nach ihrer Bildung von Strome 

 fortgerissen und untergetaucht an allen widerstandleistenden Gegen- 

 ständen abgesetzt werden. Er fand, dass merkwürdigerweise an al- 

 len von ihm im Winter 1860/61 untersuchten Stellen, an denen er 

 sonst Grundeis gefunden hatte, nur an eicer Stelle solches lag, und giebt 

 als Erkennungsmittel an, dass überall da Grundeis mit Sicherheit ge- 

 funden werde, wo sich im Wasser stromabwärts treibende Eiskrystalle 

 bemerken Hessen. Von dem Kältegrade scheint nach A. die Grund- 

 eisbildung nicht abzuhängen, wohl aber vom Witterungszustande, ob 

 nämlich Windstille oder heftiger Wind herrscht. A. fand fast stets 

 Grundeis bei massigem Frost, wenn heftiger trockner Wind während 

 einiger Tage geherrscht hatte. Er hält die Ansicht für völlig irrig, 

 dass das Grundeis am Flussbette gebildet werde, sondern glaubt, 

 dass besonders die Stellen geeignet für Grundeisbildung sind, wo das 

 Wasser unter schattigen Stellen, Brücken etc. durchgeht, wo kleine 

 Sandkörner und andre Gegenstände in das erkaltete Wasser fallend 

 seine Krystallisation beschleunigen. Frankland bemerkt, dass er 

 diese Ansicht nicht theile, ebenso wenig, wie die andre Erklärung, 

 nach der sich schnellfliessende Wässer mit Wirbeln und Stromschel- 

 len a,m meisten für die Beobachtung eignen sollten. Durch die be- 

 ständige schnelle Mischung des Wassers von verschiedenen Tempe- 

 raturen könne nach dieser Ansicht das Wasser nie bis auf Grad 



21* 



