18 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARfiENTINA 



De la extremidad de la columna tromométrica, parte la suspensión 

 delpéndnlocuyalongitudes próximamente de tres metros y sostiene el 

 peso de la masa esférica no mayor de cinco, teniendo en su extremidad 

 una punta delgada de cerca de dos centímetros de longitud. La masa es- 

 tá encima de un anillo circular cuyo centro se encuentra en el mismo 

 plano de la punta del péndulo. Los movimientos de éste, se observan 

 con un anteojo radial, móvil í\ lo largo del anillo (1). El inoseinmómetro 



difiere del péndulo libre en que la masa no es esférica sino cilindro-có- 

 nica y está en contacto (en la parte cilindrica) con- 8 ó 16 varillas de 

 vidrio, graduadas y que sólo pueden moverse en el sentido de su longi- 

 tud. Evidentemente en cada choque seísmico se moverán diversamen- 

 te lo que será suficiente para obtener un diafragma. 



El tromómetro de prisma difiere también del péndulo libre en que 



Ki<i. 4. — Xroiuúnieti'n á xirisma lieitelli ^ 



debajo de la punta pendular se encuentra un pequeño disco, al que va 

 adherido una lente plana convexa que permite ver nítidamente un 

 pequeñísimo punto obscuro central, cuyo diámetro es apenas de ^o t^® 

 milímetro. Por medio de un prisma recto triangular se obtiene la re- 

 flexión total del punto central cuya observación está en el campo mi- 

 croscópico. En el interior del microscopio están las escalas micromé- 



(1) Véase : Bollettmo Meteor. di Mgncalieri, 1889. Delle vibrazioni aismiche 

 microsismicJie e delle indicazioni stmmejitali delle niedeaime. 



