LOS PROGRESOS DE LA SEISMOLOGIA tj7 



En seguidií las líneas se hacen irregulares y son acompañadas jjor 

 sinuosidades muy grandes en las que también se observan desplaza- 

 mientos bruscos. Poco á poco los trazos se regularizan dando lugar á 

 líneas sinuosas que indican que el suelo toma una lenta y regular os- 

 cilación con un período de 30 segimdos. La duración completa del fe- 

 nómeno puede variar entre una y dos horas. 



Análogos resultados da el microseismógratb para la componente 

 vertical (1). 



Este aparato consiste en un fuerte muelle de acero, lijado jior un 

 extremo horizontahuente á la i^ared y cargado en el otro extremo libre 

 con un peso de 50 kilogramos. En esta misma extremidad se encuentra 

 una punta rígida que actúa en una palanca vertical de primer géne- 

 ro, pero con los brazos en ángulo recto, igual á la que se usa para la 

 componente horizontal y que transforma el movimiento de arriba ái 

 abajo del resorte horizontal. 



Esta palanca actúa sobre otra, la que aumentando aún el movi- 

 miento en una proporción mayor, lo registra sobre papel ahumado. 



Es digna de notarse la modificación introducida por el profesor Al- 

 fani, ajTidante en el observatorio Ximeniano de Florencia. 



Anteriormente, el muelle estaba fijado á una extremidad, por mane- 

 ra que doblándose por la acción del peso hacia la extremidad libre, se 

 dispusiese horizontalmente tan sólo en el último trecho. Se comiireu- 

 de, empero, fácilmente, cómo también un choque puramente liítrizon- 

 tal, pero normal al eje de suspensión del muelle, podía modificar su 

 estado de equilibrio, acusando de ese modo un movimiento, según la 

 componente vertical que en realidad no había existido. Ahora, en vez, 

 el muelle ha sido previamente doblado en sentido opuesto al que ha- 

 bría tomado bajo la carga de la masa, iior manera que, colocado en su 

 lugar, se dispone en toda su longitud en un plano horizontal. 



E.eunidos estos microseismógrafos Vicentini, darán mi aparato de 

 los llamados universales. 



Vamos á hablar, ahora, de un ingenioso aparato que suple automái- 

 ticamente al observador del tromómetro Bertelli, es decir, del Tro- 

 mómetro libre fotográfico del profesor Melzi. Este insigne seismógrafo 

 y matemático, se propuso estudiar el péndulo libre. Lo colocó encima 

 de una cohimna aislada y, excluyendo absolutamente todo rozamiento, 



(1) Prof. ViCENTiNi e G. Packer, Microsismor/rafo per la componente verticale. 

 Deacrisionc e rinultati. Venezia, tip. Ferraii, 1899. 



