'Antonio Álzate." 99 



cada uno de los 5 hipsómetros de acreditadas fábricas que 

 posee el Observatorio, con el barómetro normal del mismo Es- 

 tablecimiento, de las que se deducen las siguientes correc- 

 ciones. 



Hipsómetros Corrección: 



N° 46157''' -1-0O08 



„ 6785'-' —O 04 



„ 44762'!' —0 09 



' „ 64263'". +0 08 



„ 24'^' —O 07 



Correcciones que convertidas á la escala milimétrica, que- 

 dan como sigue: 



Hipsómetros Corrección. 



N° 46157 +£81 



„ 6785 —0.03 



„ 44762 —0.98 



„ 64263 +2.84 



„ 24 —0.39 



El aneroide núm. 8,769 ( Negretti & Zambra) comparado 

 antes y á nuestro regreso de la expedición, con el mismo ba- 

 rómetro patrón, y durante ella con el hipsómetro núm. 46157, 

 acusó las diferencias ó correcciones siguientes: 



mra. 



Antes de la expedición +3.46. 



Durante „ „ ....+3.65 



Al regreso de la expedición.+4.97 



Media +4.26 



Las cifras anteriores indican claramente que el aneroide 

 marchó bien durante toda la expedición; pues el valor de la 



(1) Negretti Si Zambra. 



(2) Green. 



(8) Baudin íWoUuBton;. 



