306 AKDSÉe VmjjASA. 



truniento otros dos puntos de contacto; uno la extremidad de 

 la punta F, otro, un punto cualquiera del reborde saliente del 

 tambor D. 



Moviendo la punta F el tambor gira sobre sí mismo por la 

 adherencia con el papel y en su contorno se desarrollan arcos 

 cuya suma de magnitudes es una función del movimiento de 

 F. En tanto que la punta F se mueve de manera que el tam- 

 bor recorra una línea paralela á su eje de rotación, lo cual es 

 posible atendiendo al movimiento doble de F al rededor del 

 polo JE y de la articulación C; el tambor no hará más que ro- 

 sar contra el papel sin girar, si al contrario suponemos fijo el 

 brazo D y que i^no se mueva por lo mismo alrededor del eje C 

 describiendo un arco de círculo, entonces el tambor gira y los 

 puntos de contacto de su reborde forman, unidos, arcos de la 

 misma amplitud que los descritos por F\ de longitud propor- 

 cional á la de estos últimos. 



Para otro movimiento cualquiera do jP y del tambor resul- 

 tarán: el de deslizamiento simplí' y el de rotación, siendo este 

 último el único cuya amplitud quedará registrada por las di- 

 visiones del tambor y del vernier. 



En los instrumentos más usados el tambor está dividido 

 en cien partes numeradas O, 1, 2, etc el vernier aproxi- 

 ma al décimo ó sea el milésimo d^ vuelta; en el disco G se leen 

 hasta diez revoluciones, y se tiene cuidado de anotar las vuel- 

 tas completas de G cuando pasan de una, pues en sucediendo 

 esto se entra á la 2", 3", etc., decena de millar de la unidad. 



La unidad en el planímetro es la fracción más pequeña 

 que pueda apreciarse con el vernier. Así es que una lectura 

 se hace y escribe sucesivamente en los órganos contadores 

 empezando por el número de la rueda G al que se le agregan 

 tantas decenas cuantas vueltas enteras haya dado: se sigue 

 luego con el tambor y se termina con el vernier. El valor de 

 las unidades así leídas y anotadas depende de la longitud r, co- 

 mo hemos dicho. 



