TBORIA V DttO DEL fLAMMKTKU. 307 



En el instrumento que representa la figura 7 en que el 

 brazo A es normal hay grabados los valores de la unidad jun- 

 to á las divisiones del mismo brazo. 



USO DEL PLANÍMETRO POLAR. 



Consideremos primero el de la íig. 6 que es también el más 

 usado. He aquí como se opera. — Ante todo hay que exa- 

 minar cuidadosamente el instrumento para cerciorarse de su 

 buen estallo. — La rodela dividida D debe girar libremente sin 

 tocar el vernier. -- El iiiovimiento al deredor del punto C debe 

 ser también fácil — El punzón E ha de enterrarse poco, lo es- 

 trictamente necesario para fijar el instrumento. — Es necesario 

 atender á que la vaina de guía H y la punta F con que se re- 

 corre el perímetro estén en su estado normal, es decir que no 

 se hayan encorvado. — El limbo superior de la rueda G es muy 

 delicado y ha de estar exento de manchas de óxido y aun de 

 la más ligera lesión. — Para encontrar la superficie de una figu- 

 ra se hace recorrer el brazo A en guía gueca ó vaina hasta que 

 el índice anterior Y coinsida exactamente con una de las divi- 

 siones que será según el caso: lüMQ (t^^), 20 M "I (-jffo)» ®^c. 



El tornillo de presión iV y el de aproximación M sirven 

 para establecer la coincidencia con la exactitud necesaria; lue- 

 go se culeca el instrumento sobre el dibujo en la posición de 

 la figura 6 de modo que la rodela D, la punta F y el punzón 

 £ descansen sobre el papel y que este último sea perforado 

 por el punzón E que permanecerá fijo durante la operación. 



Se coloca la punta F en un punto cualquiera del períme- 

 tro ó lo que es preferible en la huella que deja la punta de un 

 alfiler fino y se hace la primera lectura sucesivamente en el 

 disco G en el tornillo D y en el veruier. — Suponiendo que 

 el primero señale dos, en el segundo se leen directamente no- 

 venta y una divisioue.s y que en el vernier se obtengan 0. 5. se 

 escribirá: 2915, luego se recorre con la punta i*" y lo más 



