EL TORACÓÜRAFO. 219 



hecho esto, coloco el aparato de manera que la varilla central y pos- 

 terior quede tocando el punto señalado en el raquis; contacto que no 

 debe cambiar en ningún otro momento de la operación, á fin de que 

 los trazos correspondan siempre al plano elegido desde el principio. 

 Las varillas deben estar, durante este tiempo, fijas en el máximo de 

 su separación, tal como se ve en la figura núm. 3, lo que permite co- 

 locar fácilmente al individuo, cuyos brazos se elevan cruzando las ma- 

 nos sobre la cabeza. Se cierra el anillo, se libran las varillas gradual- 

 mente, empujando poco á poco las de fijación para que se apliquen 

 suavemente siguiendo el contorno del tórax (véase la figura núm. 3), 

 y en seguida se tira de nuevo de dichas palancas para que se fijen en 

 la nueva posición en que se colocaron sobre el perímetro torácico. 



Con esto queda terminada la primera parte de la operación, después 

 de lo cual se abre de nuevo el anillo para retirar al sujeto, y no queda 

 sino imprimir la figura, logrando esto con sólo aplicar una hoja de pa- 

 pel sobre los extremos centrales de las varillas, cuyos estiletes la se- 

 ñalan exactamente por medio de pequeñas perforaciones. Para obte- 

 ner fácilmente esta impresión, se fija la hoja de papel sobre un plano 

 resistente, forrado de paño, procurando que los puntos correspondien- 

 tes al raquis y al esternón queden sobre una misma línea, la que pre- 

 viamente se traza sobre el papel y viene á representar el diámetro an- 

 tero-posterior. 



Para tomar la forma del tórax en los momentos de su amplitud 

 máxima, se dispone el aparato y el sujeto como queda ya dicho, y ce- 

 rrado de nuevo el aparato se invita al sujeto á que haga varias inspi- 

 raciones tan profundas como le sea posible, alternando con momentos 

 de reposo. Durante las inspiraciones, la varilla del raquis debe estar 

 siempre colocada sobre el punto señalado antes, y con la varilla del 

 esternón se sigue el movimiento de avance de este hueso en el punto 

 también señalado; para conseguir esto, se necesita cambiar el plano 

 del anillo por medio del tornillo situado atrás, siguiendo así el movi- 

 miento de elevación total del tórax, de manera que la segunda medi- 

 da tendrá lugar exactamente sobre el primer plano que se midió. Ha- 

 biendo ya fijado previamente estos dos puntos, así como la nueva 



Memorias. T. XXVIll. 190U-1910.-15 



