342 Memorias de la Sociedad Científica 



Los días 24, 25 y 26 la observación se hizo de hora en hora 

 desde el principio del día hasta las 9 p. ra. ; y del 27 al 30 fué 

 bihoraria hasta el medio día y horaria en la tarde. 



El instrumento se observó constantemente á 2 metros sobre 

 ■el suelo. 



TEMPERATURA DEL AIRE. 



Bi la instalación del barómetro no presenta ninguna dificul- 

 tad, procurándose únicamente que se haga en uii lugar abriga- 

 do que no esté expuesto á los cambios bruscos de la tempera- 

 tura, la del termómetro, por el contrario exige, para que sea 

 buena, condiciones especiales que muchas veces en la práctica 

 no es posible satisfacer. 



Determinar la verdadera temperatura del aire no es tan fá 

 cil como parece á primera vista, pues no basta que la lectura 

 de la escala termométrica haya sido hecha con precisión, lo que 

 con una poca de práctica y de buena voluntad todos llegamos 

 á hacer; es ní^cesario, antes que todo, que el instrumento esté 

 colocado tal y «orno deba darnos un valor tan exacto como sea 

 pesible de elenit-nto tan importante. 



Está perfectíttnetUt) demostrado por la experiencia, que dos 

 termómetros, uno colocado á lo largo de una pared de habita- 

 ción que mire al Norte, cerca de una ventana abrigada con per- 

 sianas, y otro 4H1 un abrigo como el adoptado en las estaciones 

 francesas, acusan siempre diferencias en extremo variables; cir 

 cunstancia quti h;< movido á los más distinguidos meteorologis- 

 tas de nuestros días, á estudiar la mejor manera de exponer los 

 termómetros. 



Así vemos en las estaciones rusas generalizarse el abrigo 

 Wild, y en Observatorios de primer orden como en el de la Uni 

 tersidad de Odesa hacer minuciosas comparaciones entre aquel, 

 tomado como normal, y otros de varios tipos. 



En ias estaciones inglesas el abrigo adopta<lo es el de Ste- 



