352 Memorias de la Sociedad Científica 



II 



OBSERY ACIONES MAGNÉTICAS. 



Por ser demasiado conocidos los iustrumentos magnéticos 

 que llevamos á Aguascalientes y los métodos de observación y 

 de cálculo que ya han sido descritos detalladamente en un tra- 

 bajo nuestro que se publicó en estas Memorias (t. VIII, p. 382 \ 

 no entramos en más pormenores que los absolutamente necesa- 

 rios para que se juzgue del grado de confianza que merezcau los 

 resultados de nuestras observaciones. 



Debemos advertir antes, que el Magnetómetro quedó colo- 

 cado en su tripie al final de una callecita, teniendo al N. y á 5 

 metros de distancia el muro de adobe que limita la huerta por 

 ese rumbo y al S. la señal trazada en una pared; la brújula de 

 inclinación estaba á unos 7 metros del magnetómetro y 2 del 

 indicado muro. "* 



DECLINACIÓN. 



Como las observaciones sobre este elemento deberían hacer- 

 se diariamente y con la mayor frecuencia posible, necesitába- 

 mos determinar el azimut astroaótnico de una señal para poder 

 referir á ella las indicaciones dadas por la aguja. 



Para los trabajos de campo el Magnetómetro lleva un siste- 

 ma especial por cuyo medio se mide el azimut del Sol. Para es- 

 to y en el extremo opuesto al en que va montado el telescopio 

 tiene un pequeño espejo de pasos que se apoya sobre dos so. 

 portes y es móvil en el sentido de su eje. Ahora bien, para que 



