MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ «ALZATE.» TOME 33, 
HS WUIDTO 
DE LOS 
TORNILLOS MICROMETRICOS 
Por el Ingeniero Silverio Alemán, M.S. A. 
(SESION DEL 7 DE OCTUBRE DE 1912) 
ERROR PERIODICO 
El asunto que forma el objeto de este pequeño trabajo, no tiene 
nada de nuevo ni mucho menos de original; es simplemente una de 
las aplicaciones de la serie de Fourier, que tan importante papel des- 
empeña en algunas ramas de la Física Matemática. 
El micrómetro de tornillo fué inventado por el astrónomo francés 
Auzout en 1667 '. Es un aparato que sirve para medir pequeñas dis- 
tancias de las imágenes dadas por un anteojo ó microscopio. Consis- 
te esencialmente en un bastidor metálico provisto de un hilo, que 
puede moverse dentro de un anteojo ó microscopio y en su plano focal, 
por medio de un tornillo que obra sobre una rosca abierta en dicho 
bastidor, apreciando estos movimientos por un tambor graduado unido 
al tornillo y un Índice fijo. 
Por lo anterior se comprende que tal aparato tiene que estar suje- 
to á dos clases de errores. Los unos que provienen de que la genera- 
1 Adrián Auzout nació en Rouen en 1630 y murió en 1691. 
