208 JUI-IO HAZ DllESCH 



Me he inspirado sobre todo en la construcción del último taquime- 

 tro mencionado, aunque mi aparato difiere grandemente de él, y creo 

 haber realizado el que instrumentos tan perfeccionados como son los 

 teodolitos tengan lo único que les faltaba: el poder apreciar con gran 

 precisión las distancias horizontales, y esto directamente, sin cálculos 

 ningunos. * 



La verdadera característica de mi aparato no es el principio, cono- 

 cido ya, sino su adaptación á los teodolitos. 



íí. — Principio y descripción 



La figura 5 ilustra el principio en que está basada la construcción 

 de"mi aparato; en a 6 se tiene una mira colocada verticalmente que 

 tiene dos placas a y b situadas á una distancia invariable s. 



Eli o está el centro de rotación del anteojo del teodolito, el cual está 

 representado en las ios posiciones que ocupa al visar sucesivamente 

 á é y á a. 



En mn está representada una escala vertical colocada á una distan- 

 cia fija V del centro del anteojo y los puntos my n son las interseccio- 

 nes del eje óptico del anteojo del teodolito contesta escala vertical; r, 

 es la distancia que hay entre estos dos puntos, correspondiente á una 

 distancia horizontal D, entre el eje del anteojo y la vertical que pasa 

 por la rnira. 



Así pues las visuales oa y ob, la miraafty la escala vertical mn, for- 

 mando dos triángulos con ángulo común y sus bases paralelas, sietido 

 pues semejantes, sus lineas homologas serán proporcionales y se.tendrá 

 la ecuación: 



f = -^ (» 



r s 



Examinemos cada uno de los términos de esta ecuación: v, es la 

 distancia del centro del anteojo del teodolito al eje de la escala verti- 

 cal mn, es una cantidad fija por construcción y por lo tanto es una 

 constante del aparato; s. es la distancia éntrelos centros de las placas 



