APARATO PARA MEDIR DISTANCIAS HORIZíjNTALES 



217 



siempre primero la placa inferior de la mira y una vez puesta la coin- 

 cidencia del cero de la graduación del disco con su índice, hacer la 

 visada de la placa superior de la mira, de modo que el anteojo siem- 

 pre sea empujado hacia arriba por la corredera vertical e. 



Fis:. VI 



Una vez centrado el teodolito sobre el punto de estación y nivelado, 

 se afloja el tornillo de presión e y por medio del tornillo u que mueve 

 la cremallera de la corredera vertical c, se dirige el anteojo del teodo- 

 lito hacia la placa inferior de la mira que debe estar colocada exacta- 

 mente vertical sobre el punto de observación; una vez lograda la co- 

 incidencia del eje óptico del anteojo con el centro de la placa se fija 



