220 JULIO BAZ y DHESCII 



De cuya fórnuila introduciendo los valores correspondientes, según 

 el modelo y el InmaRo del aparato, se obtendrá el valor de N en vuel- 

 tas y fracciones de vuelta. 



Así por ejemplo, para el tamaño G del modelo "Ingeniero" se 

 tiene: 



,= 20, ,, = 0.5, N=^-^ = 2. 



De manera que para conseguir el ángulo diastimomélrico de 1:10, 

 será necesario, después de haber puesto la coincidencia del eje óptico 

 del anteojo con el centro de la placa inferior de la mira, al mismo 

 tiempo que se ha llevado á cero la graduación del disco, hacer dar á 

 éste dos vueltas hasta que al cabo de ellas venga á colocarse exacta- 

 mente otra vez en cero. 



En este momento, el hilo horizontal de la retícula del anteojo, que 

 pasa por el centro óptico, cortará á la mira á una distancia tal de la 

 placa inferior, que esta distancia multiplicada por 10 será igual á 

 la distancia que separa la mira del centro del anteojo. 



Se nota desde luego la gran ventaja del procedimiento sobre el mé- 

 todo común de estadía, puesto que se va á aplicar á distancias muy 

 cortas, adonde se puede apreciar con facilidad los milímetros en las 

 divisiones de la mira, de donde resulta que como el ángulo diastimo- 

 métrico es de 1:10, un error de apreciación de 1 mm. sólo dará un 

 error de 1 cm. en la distancia. 



Además se obtienen dichas distancias reducidas al horizonte y refe- 

 ridas al centro del teodolito, lo que evita cualquiera clase de operacio- 

 nes de cálculo subsecuentes á la lectura de la mira. 



(í. — (irado (le aproximncióii que se obtiene eii la apreciación 

 de las distancin.s horizontale-s 



Desde luego, como se ha dicho en el párrafo anterior, para las dis- 

 tancias menores que la distancia inicial D, se puede aproximar hasta 

 1 cm. Las distancias máximas que se obtienen por este procedimiento 

 son para los tres modelos: D = 25, 30 y 60 metros respectivamente, 



