APARATO PARA MEDIR DISTANCIAS HORIZONTALES 229 



lar en el terreno los puntos por donde pasan las lineas límites de las 

 propiedades. 



Por último, el cálculo de la superficie de un terreno levantado con 

 un teodolito que tenga este aparato adaptado, resulta sumamente sen- 

 cillo, pues se le tiene ya dividido en triángulos con sus elementos co- 

 nocidos 



9 — Ajuste del aparato 



En la fórmula fundamental del aparato 



— = — =: constante, 

 r s 



se ve que s y v son dos constantes y por lo tanto el valor de las otras 

 dos cantidades que están una en función de la otra, depende de la 

 exactitud con que en el aparato se realicen las dos constantes mencio- 

 nadas. 



s, es la distancia entre los centros de las placas de la mira, y se pue- 

 de obtener con una gran precisión en la construcción de ésta. 



V, es la distancia entre el centro del teodolito y el eje del tornillo 

 con rosca y esta distancia debe estar perfectamente ajustada para obte- 

 ner con precisión las indicaciones de la graduación del disco. 



V está ligado á N con la relación: 



en esta fórmula v, d, y D', están expresados en milímetros y N en nú- 

 mero de vueltas. El valor de N así obtenido habrá que multiplicarlo 

 por 360 para tenerlo en grados. 



Si se hace á t;' ^= V ± 0.1, la fórmula da: 



N' = (»±0,,)^,=,^4±0.1^ = 



= N ±0.1^4. 



