230 JULIO BAZ DRE8CH 



Este último valor es el error e que resulta en el valor de N', cuando 

 v se convierte en v ±0A. 



En el tamaño G de mis aparatos se tiene 



d = 20, y D' = 95, 

 por lo tanto 



e = 0.1 ^^ = 0.00421 



que multiplicado por 360 para obtener su valor en grados da: 



£ = r.5156 



y un arco de esta amplitud con radio de 38 mm., que es la distancia a 

 la que están trazadas las graduaciones en el disco de los aparatos dei 

 tamaño G, igual á 1 mm. 



Este valor de 1 mm. corresponde en las distintas partes de la gra- 

 duación en el modelo "Catastro" á: 



Tabla X 

 0."'10 á los 35 metros 



Se ve pues la gran influencia que tiene una pequeña variación de 

 0.1 mm. en el valor de v, sobre todo en las distancias grandes. 



Por lo tanto hay que tener un medio de lograr que este valor v sea 

 exacto y de poderlo arreglar con facilidad cuando por una causa cual- 

 quiera se desarregle. 



Este ajuste se logra en mi aparato por medio de los tornillos r y R, 

 que pueden imprimir al mecanismo un movimiento lento de trasla- 

 ción horizontal en el sentido de la linea que une los centros del teo- 

 dolito y del tornillo con rosca. El mecanismo está guiado en este des- 



