APARATO PARA MEDIR DISTANCIAS HORIZONTALES 231 



alojamiento ó traslación por las placas s y S colocadas en el fondo 

 de la caja que ocupaba la brújula y como la rosca de los tornillos r y 

 R es muy fina, la traslación que se puede imprimir al mecanismo 

 por medio de ellos será tan pequeña como se quiera. 



La manera de proceder al ajuste es la siguiente: 



Se escoge un terreno donde se pueda medir con gran precisión una 

 distancia, que será lo mayor posible, y cuya medida se hará con cinta 

 de acero rectificada, teniendo en cuenta temperatura y tensión y sobre 

 estacas niveladas. 



En un extremo de la línea asi medida se coloca la mira perfectamente 

 vertical y sobre el otro punto extremo, perfectamente centrado y nive- 

 lado, se coloca el teodolito cuyo aparato adaptado ya se desea rectificar. 



Se dirige el anteojo hacia la mira y se hace que el hilo vertical de 

 la retícula coincida con la línea media de la mira y se fijan los movi- 

 mientos horizontales del teodolito. 



Se pone en seguida, en perfecta coincidencia, el cero de la gradua- 

 ción del disco con su índice y el hilo horizontal de la retícula con la 

 línea horizontal que pasa por el centro de la placa inferior; se fija el 

 tornillo de presión e y por medio de la cabeza k se empieza á levantar 

 lentamente el anteojo del teodolito, hasta que coincidan exactamente 

 el hilo horizontal de la retícula y la línea horizontal que pasa por el 

 centro de la placa superior de la mira, teniendo cuidado de que esta 

 coincidencia se efectúe al ascender el anteojo para no tener que des- 

 cender éste; y esto con el objeto de que no intervenga el juego que 

 pudiera tener el mecanismo. 



Se lee en seguida la graduación del disco y se compara con la dis- 

 tancia real medida con cinta, el error que resulte dará lugar á corre- 

 gir la distancia v, para lo cual se tendrá presente que v varía directa- 

 mente con N. es decir, que si el error resulta en exceso habrá que 

 disminuir la magnitud V y viceversa. 



Además, teniendo en cuenta que el paso de los tornillos r y R es de 

 0.5 mm. y con ayuda de la Tabla VI se podrá desde luego corregir el 

 error casi completamente. 



Operando repetidas veces se logrará que el disco señale en su gra- 



