quisieran coadyuvar á mis ulteriores aplicaciones y estudio de 

 ellas. 

 II. — Que el instrumento que presento, no es nada más que un 

 modelo, y me valgo de éste en esta circunstancia, con el sólo 

 objeto de explicar su mecanismo y la manera de funcionar, 

 limitándome á presentar la idea en general que me ha 

 guiado en su concepción, á titulo de prioridad. 



El instrumento definitivo lo he encargado en Europa, para salvar 

 todo defecto de construcción y será de un calibre aproximada- 

 mente al número 17 de la hilera de Charriere, como también será 

 construido siguiendo la curva de las sondas Beniqué. 



Entre los varios sistemas de curación de la uretnte crónica, sin 

 mencionar los de las estrecheces uretrales, la idea de la dilatación 

 gradual es idea ya aceptada desde muchos tiempo á esta parte en 

 la terapéutica de tales afecciones, }• el armamentario quirúrgico 

 es rico en instrumentos destinados á tal objeto. 



Pero la práctica cuotidiana me llevó á estudiar una forma de 

 instrumento que tuviese sobre los demás una ventaja que yo re- 

 putaba y reputo muy importante. 



En efecto, los instrumentos hasta hoy conocidos, se fundan sobre 

 estos dos principios: 



A). — Tener una serie gradual de sondas ó bujías de varias formas 

 y sustancias, á calibre creciente, que se introducen en la ure- 

 tra por el meato urinario, sucesivamente y gradualmente. 

 (Tipo Beniqué). 



J3). — ■ Tener un instrumento único, cuyo calibre, una vez introdu- 

 cido en la uretra, pueda, á voluntad del operador, aumentar 

 (Tipo dilatadores mecánicos). Noto de paso, que en este se- 

 gundo grupo la variedad es mucho más numerosa que ladel 

 primero, porque los autores han conseguido el objeto va- 

 liéndose de combinaciones distintas. Efectivamente, unos se 

 valieron del sistema de conductores y dilatadores, como 

 Sheppard, Mallez, Muller, etc., y del mismo principio, pero 

 de distinta construcción, Holt, Langlebert, etc. 



