— 2go — 



Otros, por lo contrario, se valieron del sistema de ramas diva- 

 ricables, método lateral así dicho, á cuyo grupo pertenecen los di- 

 latadores de Michalena, Rigaud, Montain, Mathieu, etc., primeros y, 

 últimamente, los de Oberlander, Otis Kollman, etc. 



Es el caso, que yo reputo que estos dos principios en que se 

 fundan los dilatadores que acabo de nombrar, tienen cada uno sus 

 ventajas y sus inconvenientes. 



Los beniques, por ejemplo, hacen una especie de masaje en la 

 mucosa uretral, tanto al ser introducidos como al retirarlos; pero su 

 dilatación es limitada, causa la estrechez natural del meato urinario; 

 á menos que no se practique la meatomía, operación que, por cuanto 

 sencilla, sin embargo tiene sus inconvenientes. Y aunque efectuada 

 la meatomía y pudiendo llegar á uno de los números mayores de 

 la serie, la intolerancia individual es siempre constante y natural, á 

 más que todo el canal uretral como el cuello de la vejiga, vienen á 

 estar en contacto por bastante tiempo, con un cuerpo extraño de 

 notable volumen. 



Los dilatadores mecánicos, por lo contrario, no producen ningún 

 masaje en la mucosa uretral, pero dilatan hasta donde uno quiera, 

 sin recurrir á la meatomía. Pero dilatan inútilmente y demasiado 

 las porciones normales de la uretra. 



La idea, pues, que me ha guiado al estudio de un nuevo tipo de 

 dilatadores, ha sido la de poder hacer construir un instrumento que 

 pudiera efectuar la dilatación necesaria, pero limitada al punto que 

 la requería y que, al mismo tiempo, pudiera ejercer allí un masaje 

 eficaz. 



Me propuse, en fin, que mi dilatador respondiera á la siguientes 

 proposiciones : 



I. — Que tuviese un calibre variable á voluntad del operador. 

 II. — Que hiciera una dilatación circular. 



III. — Que el calibre de dicho dilatador pudiera graduarse con 



exactitud. 



IV. — Que juntamente ala dilatación, pudiera producir un masaje 



en el trayecto cicatricial de la estrechez. 

 V. — Que efectuara la dilatación en cualquiera parte de la uretra 

 afectada. 

 VI. — Que funcionara sobre guías para evitar las falsas rutas. 

 VIL — Que fuera perfectamente esterilizable. 



