No es el uso de tal ó cual medicamento lo que constituye lo que 

 comúnmente se entiende por método terapéutico, sino el modo 

 de usar y de servirse de las sustancias medicamentosas; así, pues, 

 que no me detendré á enumerar todas las que se han empleado 

 para el tratamiento de. la blenorragia; me bastará manifestar sola- 

 mente que, después de las instilaciones argénticas preconizadas por 

 el Profesor Guyón, creo que no haya sido adoptado ningún método 

 digno de este nombre, excepción hecha de el de los grandes lava- 

 jes, — el método Janet. 



Hace dos años publiqué un modesto librito sobre este método, 

 lo que me dispensa de volver á insistir sobre el argumento. Hoy 

 vengo simplemente á presentaros algunas innovaciones que he in- 

 troducido en el manual operatorio de dicho método, innovaciones 

 de las cuales tengo motivos de declararme satisfecho. 



Empezaré por mi aparato elevador, que ya figuró hace dos años 

 en la Exposición de Higiene. Este, cuyo conjunto está representado 

 por la ñgura A, se compone: 



I." De la base que empieza en a" (figura A) y llega hasta a'. Tie- 

 ne forma de trípode, como por el dibujo se ve; y á diferencia de 

 los aparatos análogos, posee tres rueditas que lo hacen transporta- 

 ble y cómodo. Los brazos horizontales inferiores, son bastante 

 largos como para dar al aparato la mayor estabilidad posible. 



2." De un cilindro metáhco {a" a'", figura A), de dos metros y 

 medio de largo, que constituye el eje del aparato, y que sien- 

 do más angosto que el tubo de la base a' — a", está introducido en 

 éste, conservando un movimiento giratorio completo y está asegu- 

 rado en el globo a". Este cilindro tiene por un lado y empezando 

 por la parte que sobresale de a' (figura A), unos agujeros distancia- 

 dos de 5 á lo centímetros {d" , figura B), con el objeto de que el 

 resorte que se ve en la figura B, representado por la letra g, pueda 

 penetrar en esos agujeros y dar al tubo superpuesto la altura que 

 convenga. Con igual fin, á la misma altura de g, (figura B) y del 

 lado opuesto, hay una lámina de acero encorvada y pegada al tubo 

 superpuesto g' que sirve de punto de apoyo á la mano, para levan- 

 tar el aparato. Del otro lado del cilindro hay una ranura, como se 

 ve en la figura 6, representada por la letra d'. En esta ranura en- 

 tra un diente colocado en el tubo superpuesto y que está situado 

 en la parte interna é inferior de éste. En la figura C está en i'. El 

 diente y la ranura son indispensables para que el resorte g (figura 



