- 390 — 



dor. No es sino el año 87, que el malogrado Boudet, de París, 

 aconsejaba emplear este método en la electroterapia. 



Poco más tarde (1889), d' Arsonval principió á estudiar esta 

 cuestión, demostrando, ante todo, los errores á los cuales expone 

 el empleo de la corriente continua y principalmente farádica, para 

 apreciar el estado de la excitabilidad neuro-muscular, aconsejando 

 las descargas alternas, como única forma de la electricidad, que 

 permite operar en las condiciones bien determinadas é idénticas 

 entre ellas. Esta opinión es hoy generalmente aceptada. 



Desde que conocí los trabajos de Boudet y d' Arsonval, princi- 

 pié á estudiar las descargas del condensador, tanto en la electrote- 

 rapia como en el electrodiagnóstíco. En esta época, fin del año 

 1889, para obtener las descargas del condensador, existían sola- 

 mente la llave de Morse, que se manejaba á mano, y el interruptor 

 automático de Marey con su rueda dentada. 



Los dos, de manejo difícil, eran aparatos de laboratorio; .además, 

 empleando como es necesario en la clínica una gran fuerza elec- 

 tromotriz como carga, á causa de los contactos insuficientes, las 

 descargas no son iguales. 



Para obviar estos inconvenientes, me propuse construir un inte- 

 rruptor que respondiera mejor á las exigencias de la clínica. 

 Para esto he utilizado el relait empleado en los telégrafos, reunién- 

 dolo á la rueda dentada de Marey, movida por un aparato de relo- 

 jería. El aparato da muy buen resultado gracias al buen contacto; 

 -la carga y descarga se opera siempre de manera igual. 



Sin embargo, presenta un inconveniente, y es que no se puede 

 modificar su rapidez, sin emplear un aparato de relojería á varias 

 velocidades; lo que aumenta mucho el precio del aparato. Para 

 obviar este inconveniente he modificado los interruptores que 

 existían en los aparatos farádicos. 



Para las descargas lentas he modificado el interruptor Tri- 

 pier, con el cual se pueden obtener de 60 á 120 descargas por 

 .minuto y para la rapidez el interruptor de Dubois-Raymond que 

 da cerca de 2000 por minuto. Los dos producen las descargas 

 ¡guales, que demuestran la regularidad en amplitud de los sacudi- 

 mientos. 



Estos dos interruptores llenan todas las exigencias tanto de elec- 

 troterapia como de electrodiagnóstíco. Además, su construcción es 

 -seiicilla, sólida y de poco costo. Para tener un aprato portativo, se 

 puede colocarle sobre una plancha, y con ayuda de un colector, 



