- 683 - 



Señalaré á este respecto un hecho importante para el electro- 

 diagnóstico, sin entrar en grandes detalles. No es indiferente, para 

 obtener una intensidad dada, emplear cierta fuerza electromotriz 

 sin resistencia, que mayor voltaje con un aumento de la resisten- 

 cia en el circuito. Las investigaciones de Huet, hechas en el labo- 

 ratorio de la clínica de enfermedades nerviosas de la Salpetriére, 

 han demostrado que un aumento en la resistencia del circuito re- 

 corrido por la corriente galvánica debilita la excitación del ner- 

 vio ó del músculo, al cierre de la corriente, no sólo con el polo 

 negativo sino también con el positivo. 



Asi, pues, en el curso del examen, si usamos de resistencia, debe 

 ser ésta invariable, y el aumento ó la disminución de la intensidad 

 de lá, corriente la haremos intercalando mayor ó menor número 

 ele pilas, únicamente con el colector de la batería. 



Entre los aparatos inversointerruptores que deben existir en cir- 

 cuito, la doble llave de Morse es el más perfecto de todos. La dis- 

 posición de los contactos está hecha de tal manera, que si se pro- 

 duce una acción electrolítica al nivel de los electrodos ó los tejidos 

 del cuerpo, la corriente de polarización que resulta, se encuentra 

 cerrada sobre si misma. 



Por último, indicaré las ventajas de la inscripción de la contrac- 

 ción muscular en un cilindro de Marey. El electrodiagnóstico como 

 muchos piensan, no consiste sólo en pasear los excitadores por 

 un miembro más ó menos paralizado ó atronco, para saber si los 

 músculos responden ó no ; esto es un error ; las apreciaciones de 

 visu, de la sacudida muscular, son insuficientes é imperfectas. 



Es necesario recurrir al método gráfico, siempre que quiera ha- 

 cerse un examen exacto para apreciar las diversas modalidades 

 que la curva de contracción puede presentar. 



Tenidas en cuenta todas estas nociones, dispongámonos á to- 

 mar la reacción eléctrica. 



El polo indiferente, una gran chapa es colocada en la región in- 

 terescapular, esternal ó sacra. 



El polo activo, constituido en nuestro caso por un tambor explo- 

 rador, encima del músculo cuya excitabilidad deseamos conocer ; 

 un tubo de goma algo rígido provisto de su llaveta correspon- 

 diente, lo une al tambor inscriptor, dispuesto ya cerca del cilindro 

 de Marey y pronto á inscribir la curva de contracción. Dos proce- 

 dimientos podemos seguir, igualmente exactos. 



Uno consiste en obtener sacudidas alternativas amplias con los 



