DESCRIPCIÓN DEL UREÓMETRO ORTOBAROTÉRMICO U7 



En la parte posterior de la tabla vertical hay una repisa para 

 sostener el frasco F, que sirve de gasógeno. 



En el borde derecho de la misma tabla hay un riel con una 

 polea en el extremo superior p. En este riel corre el soporte del 

 globo A", que está suspendido por una cuerda que, pasando por la ' 

 polea superior p, está sujeta a la polea inferior M, a la cual se 

 imprime el movimiento por medio de un tornillo sin fin y una ma- 

 nivela. 



Para terminar, hay que decir que el frasco F, que sirve de 

 gasógeno, está provisto de una llave de tres vías r, por medio de 

 la cual se puede poner en comunicación con la atmósfera y el ga- 

 sómetro a la vez o separadamente. 



Dentro del frasco F se pone el reactivo, y la orina en un 

 frasco pequeño que va dentro del primero. 



GRADUACIÓN DEL APARATO. 



Una vez hecha la breve descripción del ureómetro, veamos 

 cómo se gradúa una vez por todas. 



Se abren las llaves todas y se desconecta el gasómetro del 

 gasógeno. 



Se imprime movimiento de descenso al globo .5", hasta que el 

 mercurio alcance el límite inferior de la graduación del gasóme- 

 tro G. 



En este momento, se consulta la escala del tubo de nivel A'', 

 y por medio de los tornillos de nivel se hace que el mercurio mar- 

 que el mismo número en las escalas de ambos tubos G y N'. Una 

 vez nivelado el aparato, se cierran las llaves B y A, quedando 

 abierta la llave D. 



En tales condiciones, el aire contenido en el gasómetro, él tu- 

 bo de nivel y el aparato corrector, están á la misma presión y 

 temperatura ambiente. 



Se consultan ahora el barómetro y el termómetro, y se conoce- 

 rá la presión y la temperatura del aire contenido en el aparato. 



El volumen de aire del gasómetro, lo conocemos por la lectu- 

 ra de las escalas de sus dos ramas G y g. Basta, pues, cal- 

 cular el volumen de este aire a o^ y a 760"^'". 



