l'iS FAl'STü VERGARA 



Supoiifíamos que el volumen del aire del .(gasómetro fuera de 

 ^O'^'^ a la presión y temperatura ambientes v conocidas, v que 

 hechas las correcciones por el cálculo, ese xolunu-n se redu- 

 jera á 25.46". 



Basta elevar el lílobo .V hasta que el mercurio en la ra- 

 ma G marque exactamente 25'-"^; entonces se cierra la lla\ e 

 D, para incomunicar la columna de mercurio de la rama C/, 

 con el resto del aparato. Hn seguida se mueve el ^iobo hasta 

 que el mercurio de la campana ,<,' marque o.46'^'-\ Nótese que 

 el cero de la campana (r se encuentra en el límite de la llave J>\ 

 y que el cero de la campana g se encuentra en la primera 

 división de la escala de G\ por consiguiente, el espacio com- 

 prendido entre los dos ceros corresponde a la campana G. 



Una vez que hemos reducido el volumen de aire del ,u;a- 

 sómetro todo, al volumen que ocuparía a o'^ \ a 760""", no 

 queda más que poner una n>arca indeleble en el tubo que media 

 entre las esferas V y P áe\ corrector, exactamente en el punto 

 indicado por el mercurio de este aparato. 



Claro está que siendo todo el ureómetro un sistenia de \'a- 

 sos comunicantes, las variaciones de presión que sufre el <ías del 

 gasómetro estando las llaves A y B cerradas, serán las mismas 

 que sufra el aire del tubo de nivel y el del aparato corrector. 

 Por consecuencia, el aire de las esferas V y P, hechas las opera- 

 ciones anteriores, ocupará un volumen igual al que tendría a O'^ 

 V a 760'"'" de presión. 



Y toda vez que elevemos el globo hasta que la columna de 

 mercurio del corrector llegue a la marca indicada, el gas encerra- 

 do en el gasómetro ocupará exactamente el volumen que tendría 

 a o» y a ^60^^ de presión. 



El aparato está ya listo para hacer la corrección del nitrógeno 

 que recibamos en la campana del gasómetro, y para ello basta 

 cerrar la llave B, mover el globo hasta que el mercurio en las 

 ramas G y A^ tenga el mismo nivel (estando abierta la llave A)\ 

 cerrar esta llave y elevar el globo hasta que el mercurio del 

 aparato corrector llegue a la marca antes dicha. 



Veamos ahora cómo se gradúa el aparato para que nos indi- 



