DESCRIPCIÓN DEL UREÓMETRO ORTOBAROTÉRMICO 151 



Se pone un centímetro cúbico de orina en el frasquito des- 

 tinado para ella, y en el frasco grande el reactivo (hipobromito 

 de sodio). Se coloca, el frasquito dentro del grande, se adapta 

 el tapón de hule y se conecta la llave de tres vías con la cam- 

 pana del gasómetro. Se abre entonces la llave de tres vías y 

 todas las llaves del ureómetro, de modo que el aparato comu- 

 nique con la atmósfera, por la llave de tres vías el gasómetro 

 \' gasógeno, y por la llave A el tubo de nivel y el corrector. 



Restablecido así el equilibrio de presión, se cierra la llave 

 de tres vías de modo que ponga sólo en comunicación el ga- 

 sógeno con el gasómetro, y se agita el gasógeno para verificar 

 la mezcla de la orina con el reactivo. 



Se deja en reposo el aparato agitando de cuando en cuan- 

 do el gasógeno a fin de desprender el nitrógeno, y descendiendo 

 el globo para equilibrar con la atmósfera. 



Una vez restablecido el equilibrio de temperatura, se mueve 

 el globo hasta que los niveles en las ramas G y vV sean iguales. 



Entonces se cierran las llaves A^ D, B; se eleva el globo 

 hasta que el nivel del mercurio en el corrector llegue a la mar- 

 ca superior. Luego se abre la llave D, hasta que el mercurio 

 alcance exactamente una división de la escala de G, y se vuel- 

 ve a cerrar. No hay más que hacer la lectura de las campa- 

 nas G y g, para conocer el volumen del gas desprendido a o*^ 

 y a 760""". 



Del mismo modo se procede a la lectura del peso de nitró- 

 geno y de la urea. 



Se ve que este aparato tiene sobre los construidos hasta la 

 actualidad, varias ventajas dignas de tenerse en consideración. 



Desde luego, permite medir el gas en centímetros, décimos 

 y centesimos de centímetro cúbico, lo que no se logra con nin- 

 gún otro ureómetro. Esta disposición se hizo con el fin de leer 

 el peso de la urea con una aproximación de dos cifras decima- 

 les, aproximación imposible en otro aparato. 



En seguida, tiene sobre los demás la ventaja del automatis- 

 mo para la corrección por temperatura y presión, cosa deseo- 



