152 FAUSTO VERGARA 



nocida en los ureóm¿tros actuales, y por último, permite leer 

 directamente el peso del nitrógeno y el de la urea. 



En el curso de esta descripción hecha a vuela pluma, he 

 omitido muchos detalles que desde lue^o comprenderán quienes 

 estén habituados al manejo de aparatos semejantes, y sólo aña- 

 diré, que antes de la colocación del mercurio en el aparato 

 corrector se pondrán una o dos gotas de agua dentro de la es- 

 fera terminal f, a fin de tener en cuenta la tensión del va- 

 por de agua que arrastra el nitrógeno durante su desprendimien- 

 to y que habria que restar de su presión. 



Si a las ventajas del ureómetro se añade un buen procedi- 

 miento de dosificación por hidrólisis, no dudo que se podrán 

 hacer valorizaciones que se aproximen a las dadas por los com- 

 plicados métodos de laboratorio. 



En fin, el mismo aparato se presta para la determinación 

 del ázoe total de la orina y facilitará mucho la dosificación de 

 cualquier otro gas susceptible de recogerse en la campana. 



A este fin, cada operador podrá añadir nuevas marcas en 

 el aparato corrector, que serán de gran utilidad en sus inves- 

 tigaciones. 



Réstame sólo pedir perdón por los errores que se hax'an des- 

 lizado en mi trabajo, )' me consideraré recompensado si el ureó- 

 metro ortobarotérmico es del agrado de mis lectores. 



Tampico, Tams., Noviembre de 1918. 



