398 PBOF. ELPIDIO LÓPEZ 



habiendo comprobado que ni en los casos más desventajo- 

 sos, durante los días extremadamente secos del fin de la Pri- 

 mavera, el resultado ha llegado a ser 0. Estas tablas deben 

 construirse para cada estación. Las que próximamente pre- 

 sentaremos sirven para la presión media de SSO"""", y son de 

 doble entrada. La I da inmediatamente por interpolación la 

 tensión del vapor de agua atmosférico que hay en el momento 

 de la observación, teniendo como argumentos las diferencias 

 de los dos termómetros (t - t') del psicrómetro, y el valor de 

 la temperatura que señala el termómetro húmedo (f). La II 

 da las tensiones máximas correspondientes a las temperatu- 

 ras (d), y la tabla III permite calcular fácilmente la humedad 

 relativa del aire, conociendo [la temperatura (d) correspon- 

 diente a la tensión encontrada con la tabla I y la diferencia 

 entre la temperatura del termómetro seco (t) y ésta; es de- 

 cir (t-d). 



Para obtener resultados dignos de confianza con el uso de 

 estas tablas, es necesario operar siempre con un psicrómetro 

 de onda, o con el de aspiración de Assmann. Una de las co- 

 sas más importantes es la elección del lugar donde debe 

 instalarse el aparato; pues debe tenerse en cuenta que la 

 temperatura dominante en el lugar escogido pueda ser con- 

 siderada como la representante de una gran masa de aire, 

 evitándose siempre aquellos lugares en que el aire se estanca 

 con facilidad, así como los valles estrechos donde pueden 

 dominar corrientes frías. Lugares libres adonde el aire se 

 renueva con facilidad, son los más adecuados. Está compro- 

 bado que las mayores precauciones y cuidados en los méto- 

 dos de observación que se sigan son completamente inútiles, 

 si el lugar donde se han instalado los termómetros está mal 

 escogido. 



La segunda parte de este trabajo que presentaremos 

 próximamente a esta ilustrada y sabia Sociedad, la dedicare- 



