104 



Herr Kohlmaiin beschrieb ein neues Barometer ohne Queck- 

 silber und Glas. Dieses besteht aus zwei dünnen gewölbten Messing- 

 streifen, die an den beiden hervorragenden Kanten zusaniniengelöthet 

 vind nach ihrer Längsdimension zu einem Kreise zusammengekrümmt 

 sind. Das Ganze erhält dadurch die Gestalt eines nicht ganz geschlos- 

 senen, einen Zoll breiten und 4 Zoll im Durchmesser fassenden Ringes 

 mit schwach convexer innerer und äusserer Seite. An der durchbro- 

 chenen Stelle sind die beiden Enden des Ringes ebenfalls kifidicht zu- 

 gelöthet und die Luft ist aus demselben theilweise ausgezogen. Der 

 Mittelpunkt der äussern Platte ist an der Seitenwand eines umschhes- 

 senden Dosengehäuses dicht unter dem Haken zum Aufhängen des 

 Apparates befestigt. Die beiden frei herabhängenden Enden des Rin- 

 ges stehen mit einer Ilebelvorrichtung, ähnlich derjenigen am Melall- 

 Ihermometer, in Verbindung, welche jede Bewegung der Arme auf 

 einen Zeiger überträgt und dieselbe auf einer kreisförmigen Scala am 

 Rande des Dosengehäuses in bedeutender Vergrösserung angiebt. Die 

 Bewegung ist eine Folge der ungleichen Spannung der äussern und 

 innern Ringfläche. Bei schwächerem Luftdruck entfernen sich die 

 beiden Arme von einander, bei stärkerem gehen sie zusammen. Der 

 Zeiger bewegt sich im ersten Falle nach links, im zweiten nach rechts. 

 Der Gang stimmt nach den bisherigen Reobachtungen sehr gut mit 

 einem genauen Heberbarometer ; letzteres wird jedoch bei weitem an 

 Empfindlichkeit übertroffcn. Dieser Umstand und die grosse Requem- 

 lichkeit auf Reisen machen das neue Instrument sehr empfehlenswerth 

 und insbesondere geeignet zu Ilöhenmessungen, sobald erst die Ta- 

 bellen zur Correctur wegen der Temperatur vorliegen. Herr Mecha- 

 nikus Schmidt hierselbst liefert dasselbe in trelllicher Ausführung. 



August 10. Herr Schliep hacke zeigte eine einheimische 

 Sinnpflanze, die Drosera rolundifolia, ein zierliches Pflänzchen aus 

 den Sümpfen von Lieskau, vor. Die Dlälter derselben sind mit rölh- 

 lichen Drüsenhaaren geziert; setzt sich ein kleines Insect auf diese 

 Blätter, so legen sich die Haare übereinander und halten das Thier 

 bis zu seinem Tode umschlungen. Auf dem vorgelegten Exemplare 

 fand man noch verschiedene der auf diese Art getödteten Thierchen. 



Herr Kohlmann beschrieb Leslie's verbessertes Stereome- 

 ter zur Bestimmung des Raumes poröser oder pulverförmiger Körper. 

 Derselbe besteht aus einer unten oflenen und oben mit einem Hahne 

 versehenen, calibrirten Glasröhre. Wird diese bis an einen Punkt, 

 der vom obern Ende um 4" entfernt sei, in Quecksilber getaucht, 

 und verschliesst man den Hahn, so hat die Luft darin die Dichte der 

 äusseren. Zieht man die Röhre nun so weit heraus, bis das Queck- 

 silber in ihr halb so hoch steht als im Barometer, so nimmt die 

 Luft den doppellen Raum, also 8" ein. Befindet sich aber in der 

 Röhre ein gepulverter Körper, welcher von dem Räume 4 den Theil 

 X ausfüllt, so nimmt die Luft nur noch den Raum 4 — x ein. Ver- 

 schliesst man nun die Röhre abermals, so braucht das Quecksilber 

 nur um 4 — x Zoll in der Röhre zu sinken, damit es innen über dem 



