116 



wie hoch das Platin erwärmt worden war. Wenn das angewendete 

 Plalinstück 1000 Gran wiegt und das angewendete Wasser 2000 

 Gran, wenn das letztere eine Temperatur von 15" C. hat und das 

 hineingetauchte Platin seine Wärme bis auf 33° C. erhöbt, so würde 

 also die eigentliche Temperalurrechnung des Wassers 33° — 15° = 

 18° sein. Da nun aber das Gewicht des Wassers doppelt so 

 gross als das des Platins ist, so muss diese Gradzahl mit 2 mul- 

 tiplicirt werden, um zu finden, wie viele Grade ein gleiches Gewicht 

 Wasser (100 Gr.) an Temperatur zugenommen hat. Die Steigerung 

 beträgt also 18° C. Oder halte die Wärme des Wassers in einem 

 anderen Falle 4° C. zugenommen, so würde demnach 4X2 = 8° C. 

 die durch den Pyrometer gemessene Temperatur sein. Will man die 

 Grade dieses Instruments in Grade des Celsius'schen Thermometers 

 verwandeln, so hat man sie mit 31,25 zu niullipliciren, d. h. mit 

 der Zahl, welche die specifische Wärme des Wassers anzeigt, wenn 

 man die des Platins = 1 setzt. Im ersten Falle würden also 31,25 

 X 18 = 562,5° G., im anderen Falle 8 X 31,25 = 250° C. heraus- 

 komme. Um sehr genaue Resultate durch diese Methode zu erzielen, 

 müssen Vorsichlsraassregeln gebraucht werden, ähnlich denen, die bei 

 der Bestimmung der specifisclien Wärme der Körper nölhig sind; d. 

 h. die Zerstreuung der Wärme durch Strahlung und Leitung muss 

 vermieden werden. Der von dem Verfasser gebrauchte Apparat be- 

 steht in einem polirten, verzinnten Eisengefäss von cylindrischer Form, 

 3 Zoll tief 2 Zoll im Durchmesser. Dieses wird in ein anderes cy- 

 lindrisches concenlrisches Gefäss gestellt, welches etwa ^4 Zoll wei- 

 ter ist, als das erstere. Durch diese Jlassregel wird bewirkt, dass 

 nur wenig Wärme durch Strahlung oder Leitung während des Expe- 

 riments verloren geht. Anfangs glaubte der Verfasser es würde nö- 

 thig sein beträchtliche Mengen von Wasser anzuwenden , und nahm 

 deshalb das 25fache des Platingewichls; er fand jedoch, dass die 

 Temperaturzunahme des Wassers, selbst bei sehr hohen Temperatu- 

 ren 4 — 5° nicht überstieg und dass ein Fehlen von 1° sich bei der 

 Reduetion auf Celsius'sche Grade einen Irrtluim von 25 X 31,25° 

 ausmaclite. Um also die Gränzen des Irrlhums zu beschränken, wurde 

 es nothwendig geringere Wassenuengen anzuwenden und schliesslich 

 wurde gefunden, dass das doppelle Gewicht des Platins für alle Fälle 

 ausreichend sei. Durch die Dampfentwicklung beim Eintauchen des 

 lieissen Platins entsteht kein merklicher Verlust, da wahrscheinlich 

 bis zur vollständigen Eintaucbung desselben keine wirkliche Beinili- 

 rung slalllindel, älinlicli wie beim Leidenfroslschen Versuch. Erst 

 wenn das .Metall sich schon abgeküblt hat, findet eine schnelle Dampf- 

 enlwickliing stall. So viel steht fest, dass man die Tiefe des AVas- 

 ser-Gefässes nicht zu vergrössern braucht, um einen Wärmeverlust 

 durch Verdimstung zu vermeiden. Um die Temperatur durch diesen 

 Pyrometer genau zu bestimmen, ist eine Correction nölhig, da ein 

 Theil der ganzen Hitze absorbirt wird durch 1) das Quecksilber des 

 Thermometeis, 2) die Glasluigel und die Röhre desselben, 3) das ei- 



