241 



in Bezug auf einige Qualitäten ohne Eröffnung der Ader einer ge- 

 nauem Untersuchung zu unterwerfen. Vierordt lässt die art. radia- 

 lis eines Mensehen, dessen Arm in einer hölzernen Hohlrinne durch 

 anschraubbare Lederkissen fixirt ist, auf einen einarmigen Hebel aus 

 Stahl oder Holz wirken. Bei jeder Arteriendiastole wird der Punkt 

 des Hebels, welcher auf der Arterie liegt, gehoben, um bei der Systole 

 wieder zu sinken. Das freie Ende des Hebels macht dahei natürlich 

 um so grössere Bewegungen, je entfernter es dem Angriffspunkte der 

 auf den Hebel wirkenden Kraft liegt. Durch willkürliche Verlänge- 

 rung des Hebels und durch möglichstes Naherücken des Drehpunktes 

 des Hebels an die Arterie können mithin die Bewegungen des freien 

 Hebelendes beliebig vergrössert werden. Sie zeichnen sich mittelst 

 eines Pinsels, welcher an der Spitze des Hebels sitzt, an einem Ky- 

 mographion ah. Die Pulsbewegungen, bisher dem immerhin unsichern 

 Urtheile des tastenden Fingers des Arztes unterworfen , werden so 

 auf leichte Art fixirt; man erhält eine Curve des menschlichen Pulses, 

 welche die feineren Nuancen desselben bildlich darstellt, die früher 

 an den Gefühlswärzchen ohne Eindruck spurlos vorübergingen. Vier- 

 ordt zeichnete z. B. vor einer grössern Zahl von Aerzten den Puls 

 des Tübinger Anatouiiewärters , an welchem Niemand auch bei der 

 grössten Aufmerksamkeit etwas Aussergewöhnliches entdecken konnte. 

 Die Curve wies deutliche Dicrotie nach , denn der absteigende Ast 

 jeder einzelnen Welle machte auf der Flälfte seines Weges eine In- 

 flexion und stieg ein wenig, um erst dann zur Abscisse zurückzukeh- 

 ren. Aus der Höhe der einzelnen Wellen der Curve kann auf die 

 Grösse des Pulses, aus der Anzahl von Wellen auf einem bestimm- 

 ten Abscissenstücke, dessen Zeitwerth aus der Drehungsgeschwindig- 

 keit des Kymographions bekannt ist, auf die Frequenz, aus der Ab- 

 scissenlänge jeder einzelnen Welle auf die Geschwindigkeit geschlos- 

 sen werden, und zwar mit ziemlicher Sicherheit, da ja alle diese 

 Qualitäten des Pulses graphisch dargestellt sind. Mit ziemlicher Sicher- 

 heit, denn es ist freilich nicht zu läugnen, dass diese Methode der 

 graphischen Darstellung mancherlei Fehlerquellen in sich schliesst. 

 Vor Allem würde eine Vergleichung der Pulse verschiedener Indivi- 

 duen nur unsichere Resultate geben können, da die arl. radialis nicht 

 immer in gleicher Tiefe unter dei Oberhaut liegt. Sie ist bald durch 

 dickere bald durch dünnere Lagen von Zellgewebe und Fett bedeckt. 

 So kann es geschehen, dass die Höhe der Pulswellen und somit auch 

 ihre Länge bei gleicher Diastole der Arterien ungleich ausfällt. Selbst 

 bei einem Individuen werden Pulswellen, welche unter verschiedenen 

 körperlichen Zuständen, mit denen ja besonders die Fettmenge des 

 subcutanen Zellgew'ebes so ausserordentlich wechselt, aufgezeichnet 

 wurden, einen Vergleich bis zur letzten Genauigkeit nicht zulassen. 

 Immerhin wird uns die graphische Darstellung des Pulses genauere 

 Aufschlüsse über denselben geben, als es das blosse Anfühlen des- 

 selben zu thun vermag, und wenn die Medicin einst die Kenntniss 

 des Pulses gehörig allseitig zu verwerthen gelernt hat, wird sie dem 



16** 



