332 



Oberfläche hin, so wird er am Eande mit Wasserdunst geschwängert, 

 und in der sich nun bereits unter einem grössern Dunstdrucke befin- 

 denden Luftschicht wird bei ihrem Gange über die Verdunstungsober- 

 fläche offenbar auch eine langsamere oder schwächere Wasserabgabe 

 der letztern statthaben. Bei atmidometrischen Beobachtungen wird 

 dieser Umstand von grossem Einflüsse sein. Der Verf. legt die Un- 

 richtigkeit des Gesetzes, wie es gewöhnlich ausgesprochen wird, durch 

 Experimente, die sich auf die Praxis des Laboratoriums beziehen, dar. 

 Er nahm 3 flache runde Glasgefässe von verschiedenem Durchmesser 

 A, B, C, füllte sie bis nahe zum Rande, um den Einfluss der Höhe 

 der Gefässwandung, der von Bedeutung ist, möglichst herabzustimmen, 

 und überliess sie an der Luft des Laboratoriums der spontanen Ver- 

 dunstung. Es waren die Durchmesser und die Oberflächen der drei 

 Gefässe der Reihe nach: 41,7; 69,5; 97,8 Millimeter und 1365,7 : 3793,7; 

 7512,2 n Millim. Es ergab sich, dass während fünf Tagen 1 Q Decim. 

 von A 44,5 Gr., von B 41,89 Gr., von C 36,13 Gr. hatte verdunsten 

 lassen, oder dass während die Oberfläche wie 100:278:550 wuchs, 

 die Dunstmenge nur wie 100 : 264 : 450 zunahm. Man sieht hieraus, 

 wie die grössere Oberfläche in ihrer Dunstlieferung verhältnissmässig 

 hinter der klein ern zurückbleibt. — Schon oben ist erwähnt worden, 

 dass die freistehende Höhe der Gefässwandung von grossem Ein- 

 flüsse ist; ein andrer Nebeneinfluss ist die durch die Flächenanzie- 

 hung der Wandung hervorgerufene Krümmung der exhalirenden Ober- 

 fläche. Der erstere Einfluss macht sich offenbar in einer dem Wachs- 

 thum der Oberfläche entgegengesetzten Weise geltend. Die gleich 

 hoch frei über die Flüssigkeit hervorragende Wandung zweier ver- 

 schieden grosser Atmidometer wird bei dem kleineren offenbar eine 

 relativ viel beträchtlichere Verlangsamung der Verdunstung als bei 

 dem grössern bewirken. Wenn also in zwei verschieden grossen 

 Atmidometern die Verdunstung voranschreitet, so sinkt das Niveau in 

 dem kleinern wegen der verhältnissmässig rascheren Dunsterzeugung 

 auch schneller als in dem grössern, während zugleich in der zuneh- 

 menden Höhe der freistehenden Gefässwandung ein energisches Hin- 

 derniss der Verdunstung erwächst. Nach einer gewissen Zeit muss 

 daher ein Augenblick eintreten, wo wirklich beide Atmidometer eine 

 ihrer Oberfläche proportionale Verdunstung angeben; über jenen Zeit- 

 punkt hinaus wird aber ein umgekehrtes Verhältniss stattfinden und 

 nun vielmehr das grössere Atmidometer eine relativ grössere Dunst- 

 menge liefern. Von der Richtigkeit dieser Argumentation hat sich der 

 Verf. durch den directen Versuch überzeugt. Weniger bedeutend 

 ist der Einfluss, der von der Krümmung der freien Oberfläche her- 

 rührt, wenigstens bei einigermassen grossen Atmidometern, besonders 

 auch deshalb, weil bis zu einem gewissen Grade eine Ausgleichung 

 durch das Wachsthum der freien Wandungsböhe stattfindet : nur bei 

 Atmidometern von sehr kleinen Dimensionen wird der Einfluss ein 

 wesentlicher sein. — (Pogg. Ann. Bd. 114, 1861. Nr. 9.) Hhnm. 

 Meyerstein, Methode zur Bestimmung der Brechungs- 



