454 



über das "von demselben zum Auge gelangende zerstreute Licht das 

 gespiegelte überwiegt, setzt ein Zimmer mit schwarzen Wänden voraus, 

 ist auch nicht sehr empfindlich, wenn die zu vergleichenden Gegen- 

 stände kleine Flächen darbieten. Das Rumford'sche und das auf 

 Kebeneinanderlegen heller Lichtlinien eines rotirenden glänzenden 

 Kügelchens beruhende und von Wheatstone angegebene Verfahren 

 setzen gleichfarbige Lichtquellen voraus. Ebenso giebt die durch ge- 

 kreuzte Nicols, Glassätze oder polarisirende Spiegel eintretende Schwä- 

 chung des Lichtes ein unsicheres Bestimmungsmoment bei schwachen 

 Lichtquellen ab, so lange die messende Bestimmung auf der Beur- 

 theilung des wirklichen Verschwindens und nicht auf dem Uebergange 

 einer Erscheinung in die entgegengesetzte beruht. Das Dove'sche 

 Verfahren dagegen ist empfindlich, ist auf helle und schwach leuch- 

 tende, gleich oder verschiedenfarbige, durchsichtige und undurchsich- 

 tige Gegenstände beliebiger Grösse anwendbar, auch zur Bestimmung 

 der Lichtstärke optischer Instrumente geeignet; benutzt wird dabei 

 ein Mikroskop. — Es giebt gewisse mikroscopische Objecte, wie z. B. 

 die Haut einer Eintagsfliege, die dunkel auf hellem Grunde erscheinen, 

 wenn man sie von unten beleuchtet, hingegen hell auf dunklem Grunde, 

 wenn man den Beleuchtungsspiegel verdeckt. Schöner zeigt sich diess 

 an mikroscopischen Photographieen z. B. an Major Dickson's Tablet 

 Rosthesne Church, wenn man sie bei 50 maliger Vergrösserung in einem 

 Schickschen Microscop betrachtet. Die Beleuchtung von unten giebt 

 eine tief schwarze Schrift auf weissem Grunde, bei Verdrehen des 

 Spiegels die Beleuchtung von oben weisse Schrift auf schwarzem 

 Grunde. Demgemäss wird wahrscheinlich die Schrift verschwinden, 

 wenn das von oben und unten einfallende Licht gleich intensiv ist 

 oder in einem bestimmten Verhältnisse zu einander steht, da ja die 

 Einfallswinkel für beiderlei Licht verschieden sein können. Wie em- 

 pfindlich das Verfahren ist, geht daraus hervor, dass wenn im Object- 

 träger ein polarisirender Nicol befestigt ist und das gewöhnliche 

 Ocular mit dem des analysirenden Nicol vertauscht wird, beim Drehen 

 der analysirenden Vorrichtung die Schrift verschwindet, bei der ge- 

 ringsten weitern Drehung aber die vorher dunkle Schrift in die weisse 

 übergeht, dass ferner, wenn bei der Stellung des Verschwindens der 

 Schrift ein wenn auch nur schwach trübendes Glas eingeschaltet wird, 

 die weisse Schrift auf dunklem Grunde sogleich erscheint, wenn die 

 Einschaltung in dem von unten einfallenden Lichte erfolgt, dagegen 

 die dunkle Schrift auf hellem Grunde bei der entgegengesetzten Ein- 

 schaltung. Da nun klar ist, dass wenn nach einander das von unten 

 einfallende Licht zweimal so getrübt ist, dass es durch Verschwinden 

 der Schrift dem von oben mit unveränderter Helligkeit das Gleich- 

 gewicht hält, die Lichtmengen in diesen beiden Fällen gleich sein 

 müssen, so wird sich, wenn die Methoden, die bei verschieden hellen 

 Lichtquellen die zur Gleichheit nothwendige Schwächung des stär- 

 kern erfordern, in sich die Bestimmung für den Grad der Schwächung 

 enthalten, hieraus die quantitative Bestimmung ihrer unter gleichen 



