458 



sammenfanen. Durch den an jeder Axe befindlichen Zeiger wird jetzt 

 der Stand notirt und dann gedreht. So konnte die Polarisation be- 

 stimmt werden , da das Instrument dieselbe genau angiebt; sie war 

 nämlich gleich, wenn die beiden OeflFnungen gleich gefärbt erschie- 

 nen. Damit das Auge für die eine Farbe nicht abgestumpft wurde, 

 konnte die Quarzplatte gedreht werden. — So fand Pf., dass 1 Platte 

 bei 6« ebenso stark polarisirt als 2 Platten bei 12^, 3 bei 18°, 4 bei 

 221/2°, 5 bei 27V2°, 6 bei 31 Va«, 7 bei 36°, 8 bei 39°, 9 bei 42°, 10 

 bei 45'', 12 bei 48V2° und 2 Platten bei 6» ebenso stark als 4 bei lÖ®, 

 6 bei 260, s bei 341/20, 10 bei 4OV2O, 12 bei 43 Vz*^, 14 bfei 45V2<*. 

 Demgemäss steht die Zahl der Platten in keinem einfachen Verhält- 

 nisse zur Stärke der Polarisation. Für die Abnahme der Polarisation 

 mit dem Wachsen des Winkels findet auch kein einfaches Gesetz 

 statt. Für 1 Platte liegt die Grenze der Polarisation bei 55°, bei 2 

 bei 631/2°, bei 3 bei 70o, bei 6 bei 75°, bei 10 bei 80 — 83«. — Ref. 

 hat vergebens auf eine Widerlegung oder Bestätigung der von Pfaff 

 erhaltenen Resultate gewartet. — {Pogg. Ann. Bd. 114, 1861. No. 9.) 



Ehnm. 



Meyerstein, das Electr o-Galvanometer. — Die Em- 

 pfindlichkeit einer Nadel wird durch die Grösse des Ablenkungswin- 

 kels Q gemessen, den ein bestimmter Strom hervorbringt, nun ist aber 



tg Q =-. p, wo D die galvanische Directionskraft, G die magnetische 

 Directionskraft bedeutet. Soll nun tgQ möglichst gross werden, muss 

 D möglichst verkleinert werden. Es kann dies nun, da D = Tm, wo 

 m den Nadelmagnetismus, T den Erdmagnetismus bezeichnet, auf dop- 

 pelte Weise geschehen: 1. durch Verkleinerung des Nadelmagnetis- 

 mus (Nobili'scher Multiplicator mit astatischem Nadelsystem); 2. durch 

 Verkleinerung des Erdmagnetismus T, was sich durch einen dem Erd- 

 magnetismus entgegen wirkenden Magnet erreichen lässt. Die zweite 

 nur wenig berücksichtigte obwohl wesentliche Vortheile darbietende 

 Methode ist zuerst von Weber angewendet; auf ihr beruht auch M.'s 

 Instrument, dessen Namen dadurch gerechtfertigt erscheint, dass es 

 sowohl zur Messung der Spannungselectricität als auch zur Messung 

 der schwächsten galvanischen Ströme ein durchaus feines Mittel bie- 

 ten. — In einer mit 3 Fussschrauben versehenen Holzplatte sind zwei 

 flache, zum Tragen eines kreisförmigen oder elliptischen Multiplicators 

 bestimmte Streifen von Messing eingelassen. An den ' gegenüberlie- 

 genden Wänden des Multiplicators, zwischen welchen der Draht ge- 

 wickelt ist, sind zwei Metallzapfen isolirt von den Seitenwänden be- 

 festigt; mit dem einen ist das eine Ende, mit dem andern das andere 

 Ende des Multiplicatordrahtes metallisch verbunden. Mit diesen Zap- 

 fen wird der Multiplicator in die beiden y artig ausgearbeiteten Vor- 

 sprünge der beiden Streifen gelegt, die demnach als Fortsetzung des 

 Multiplicatordrahtes zu betrachten sind. So ist es zu gleicher Zeit 

 möglich gemacht, dass Multiplicatoren mit verschieden feinem Drahte 

 eingelegt werden können. An dem einen Ende eines sehr leicht g«- 



