arbeiteten messingenen Bügels ist eine feine englische Nähnadel be- 

 festigt, auf welche ein schwingender Magnet mit feiner Durchboh- 

 rung gesteckt wird. Dieser Magnet ist nach Weber's Vorgange ring- 

 förmig, indem der unwirksame Theil (die Mitte) weggenommen ist. 

 Solche Magnete sind im Verhätnisse zu der Masse sehr kräftig und 

 können als 2 mit gleichnamigen Polen an einander gelegte Magnete 

 betrachtet werden. Statt des Kreisförmigen Ringes wird bei ellipti- 

 schem Multiplicator ein elliptischer genommen. So werden die wirk- 

 samen Theile des Magneten den Wirkungen möglichst nahe gebracht. 

 Das andere Ende des Bügels trägt eine kleine Hülse, durch welche 

 ein Zapfen, welcher sich an der Spiegelfassung befindet, mittelst ei- 

 ner Schraubenmutter aa dem Bügel in jedem Azimuth festgestellt 

 werden kann. An dem obern Theile der Spiegelfassung ist ein klei- 

 nes Schiffchen festgeschraubt, welches zur Aufnahme einer Axe dient, 

 die an einem zur Aufhängung bestimmten Coconfaden befestigt ist. 

 Das andere Ende des Fadens ist an einer Schraube angebracht, durch 

 welche die Höhe des Ringmagneten geregelt werden kann, die Schraube 

 aber befindet sich an einem an der Fussplatte befestigten Träger. 

 Bis jetzt hat man es mit einem Unifilarmagnetometer, das mit einem 

 Multiplicator versehen ist, und an dem man mit Fernrohr und Skala 

 beobachtet, zu thun. Um nun dieses Instrument für die Messung 

 schwacher electrischer und galvanischer Ströme möglichst empfindlich 

 zu machen, legt man nach Weber oben auf das Gestell einen Magne- 

 ten so auf, dass dessen Pole dieselbe Lage haben wie die des schwin- 

 genden Ringmagneten. So wird die locale erdmagnetische und somit 

 auch die Directionakraft des schwingenden Magneten verkleinert, da 

 ja der aufgelegte Magnet den schwingenden Magneten um seine Auf- 

 hängungsaxe, also der erdmagnetischen Kraft entgegenwirkend drehen 

 will. Die Stärke des aufzulegenden Magneten hängt ab: 1. von der 

 beabsichtigten Verkleinerung der Directionskraft; 2. von der Entfer- 

 nung desselben von dem schwingenden Magneten: 3, von der Stärke 

 des localen Erdmagnetismus. Der Hülfsstab muss ziemlich kräftig 

 sein. Auf dem Träger wird ein verticaler Maassstab befestigt; an 

 ihm kann eine den Hülfsstab tragende Hülse verschoben werden. Bei 

 Näherung des Hülfsstabes gegen die schwingende Nadel hin, wird die 

 Schwingungsdauer vergrössert. Weil der Hülfsstab kräftig ist, bringt 

 eine kleine Verschiebung eine erhebliche Veränderung der Schwin- 

 gungsdauer hervor. Deshalb wurde der Hülfsstab auf 300mm festge- 

 stellt und auf demselben Maassstabe noch ein Schieber mit einem 

 ganz kleinen Magneten, dessen Pole die Lage der Pole des Hülfssta- 

 bes haben, angebracht. So kann mit Leichtigkeit eine jede Schwin- 

 gungsdauer hervorgebracht werden. Der zweite Hülfsstab kann übri'- 

 gens auch mit umgekehrten Polen eingelegt werden. Ferner kann 

 der verticale Maassstab um eine mit der Aufhängung der Nadel zu- 

 sammenfallende Axe gedreht werden vermittelst zweier Schrauben, 

 die in entgegengesetzter Richtung auf einen mit der Axe verbunde- 

 nei); Arm wirken. So wird erreicht, dass die magnetischen Axen der 



