4C0 



Hülfsstäbe mit der der schwingenden Nadel zusammenfallen und dem- 

 nach keine Ablenkung erfolgt. Um aber die Einstellung der Nadel 

 möglichst scharf zu erhalten, kann das Azimuth des kleinen Magnets 

 unabhängig von der gemeinschaftlichen Drehung durch eine Schraube 

 und eine Feder geändert werden. Damit die schwingende. Magnet- 

 nadel bald zur Ruhe gebracht werden kann, muss ein Dämpfer ange- 

 bracht werden. Anstatt die Magnetnadel unmittelbar mit demselben 

 zu umgeben und den Draht auf ihn zu wickeln, ist es zweckmässiger 

 ihn über den die Nadel eng anschliessenden Multiplicator zu schie- 

 ben , da bei diesem Arrangement die Strahlwindungen dem schwin- 

 genden Magneten am nächsten sind, und die durch die grössere Ent- 

 fernung des Dämpfers bedingte geringere Dämpfung durch eine et- 

 was grössere Kupfermasse wieder vergrössert werden kann. Nach 

 3 bis 4 Schwingungen ist die Nadel fast völlig zur Ruhe gebracht. 

 So können physiologische Versuche rasch hinter einander angestellt 

 werden. — Damit man über die Empfindlichkeit des- Instruments ein 

 ürtheil fällen kann, giebt M. an, dass eine nur schwach geladene 

 Leydner Flasche für das Instrument bei empfindlicher Aenderung eine 

 zu starke Wirkung gab, dass ferner gut messbare und zum Theil an- 

 sehnliche Ablenkungen erfolgten, als in grosser Entfernung vom Gal- 

 vanometer eine mit Seide geriebene Glasröhre oder eine mit Wolle 

 geriebene Siegellackstange an dem einen Ende des wohl isolirten 

 Zuleitungsdrahtes vorbeigeführt wurde, während das andere Ende 

 abgeleitet war. — Um die Multiplicatorwindungen in die Richtung 

 des magnetischen Meridians zu bringen, entfernt man alle Magnete, 

 den Multiplicator und den Dämpfer und legt in die Zapfenlager, welche 

 zur Aufnahme des Multiplicator dienen, einen Träger, der mit einer 

 Stahlspitze zur Aufnahme einer gewöhnlichen Magnetnadel versehen 

 ist. Senkrecht gegen die Zapfen ist eine Linie gezogen, auf die man 

 die Magnetnadel- durch Drehung des grossen Holzgestelles zur Ein- 

 stellung bringt. Nachdem dies geschehen, entfernt man die Vorrich- 

 tung und setzt das Instrument wieder zusammen. — Der Multipli- 

 cator und der Spiegel ist mit einem Holzgehäuse umgeben, das dem 

 Spiegel gegenüber eine mit Glas verschlossene Oeffnung besitzt. — 

 (^Pogg. Ann. Bd. 114. 1861. No. 9.) Hhnm. 



Chemie. Remper, über eine neue eisenhaltige, sa- 

 linische Mineralquelle. — Die Quelle wurde zu Osnabrück beim 

 Bohren eines artesischen Brunnens entdeckt. Ihre Bestandtheile durch 

 einen hervorragenden Chlornatrium- und Eisengehalt characterisirt, 

 sowie ihre Wirkung setzt sie an die Seite des Kissinger Rakoczy 

 und des Homburger Elisabethbrunnens, — (Archiv f. Pharm. II. Reihe. 

 Bd. Crill, p. 163.) 0. K. 



H. Kolbe, Reduktion der Schwefelsäure zu Schwefel- 

 wasserstoff durch Wasserstoff im Status nascens. — Ebenso 

 wie die schweflige Säure durch aus Zink mit Salpetersäure entwickeltem 

 Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff" reducirt wird, ebenso entsteht auch 

 bei der Entwicklung von Wasserstoff" mit reiner Schwefelsäure Schwe- 



