[5] Bolometrische Untersuchung etc. 149 



zu erfüllen sind, dafür hat Paschen i) eine Methode und 

 HerstelluDgs weise von Magnetsystemen angegeben, die von 

 dem Verfertiger eine gewisse Fingerfertigkeit und ausser- 

 ordentliche Geduld verlangt, aber schliesslich auch zu einem 

 Kesultat führt, das für jede bolometrische Messung vollauf 

 genügt. Gelang es" Paschen doch noch einen Strom von 

 2 10~'^ Amp. zu messen, der 14 Millionen Jahre brauchen 

 würde, um 1 mg. Wasser zu zersetzen. 



Ungefähr nach seinen Angaben verfahrend wurden auf 

 einem dünnen blauen Glasfaden (0,125 mm dick) zwei 

 Magnetsysteme angebracht. Jedes System bestand aus je 

 10 kleinen Magneteben, die aus einer Spiralfeder, wie sie 

 in der Taschenuhr die Unruhe bewegt, hergestellt waren. 

 Die Spirale von 0,06 mm Dicke, 0,25 mm Breite war über 

 einer Spirituslampe ausgezogen, in Stücken auf einem Platin- 

 blech geglüht und dann gehärtet worden. Die glasharten 

 Stücken wurden mit einem starken Electromagneten magnetisirt, 

 eine halbe Stunde bei 100" C. angelassen, um nochmals 

 magnetisirt zu werden. Jetzt wurden Magnetchen von 

 durchschnittlich 1,5 mm Länge abgebrochen und von ihnen 

 je 10 zu zwei Gomplexen zusammengestellt, die beide auf 

 derselben Seite des Glasfadens angebracht waren. Die 

 Complexe waren 7 cm von einander entfernt. Die 10 Magnete 

 wurden auf einer Strecke von 4 mm in einer gegenseitigen 

 Entfernung von etwa 0,25 mm mit Schellack aufgeklebt. 

 Der Spiegel aus mikroskopischem Deckglas ausgesucht, sehr 

 dünn versilbert und lackirt, war mitten zwischen den zwei 

 Systemen mit einer Spur Wachs auf dem Glasfaden befestigt. 

 Der einzige von den 60 dazu hergestellten wirklich brauch- 

 bare Spiegel war 2,5x2,5 mm gross und gab in 2 m Scalen- 

 entfernung bei geeigneter Beleuchtung mit Auerbrenner ein 

 Bild, das Zehntelscalentheile mit Leichtigkeit schätzen Hess. 

 Das ganze System wurde, nachdem sich die dünnsten er- 

 reichbaren Quarzfädeu als zu dick erwiesen hatten, an einem 

 frischen 30 mm langen Spinnfaden von ausserordentlicher 

 Dünne und hinreichender Torsionslosigkeit in dem Galvano- 

 meter nach Thomson aufgehängt. Ohne weiteres stellte es 



^) Zeitschrift für Instrumentenkunde Bd. 13, 1893, p. 13. 



