150 



Dr. Karl Schoeps, 



[6] 



sich ost-westlich ein. Naclidem der oben erwähnte Schutz- 

 mantel wieder übergesetzt war, wurde mit einem 6 cm langen 

 Stück magnetisirter Stricknadel, das über dem Galvanometer 

 angebracht war, ein Magnetfeld erzeugt und so dem System 

 die gewünschte Nord-Südrichtung gegeben. Durch vorsichtiges 

 Hoehschieben des Richtmagneten wird die Schwingungsdauer 

 auf 9—11^«^^ erhöht. 



3. Zu einer gelegentlichen Abgleichung einer Wheatstone- 

 schen Brückenschaltung wurde ein ganz neues Galvanometer 

 nach Du Bois und Rubens benutzt. Da diese Messungen 

 nur qualitativ waren, so genüge die Bemerkung, dass das 

 Galvanometer bei Parallelschaltung der vier Multiplicator- 

 roUen von je 20 Q Widerstand und bei Benutzung eines 

 astatischen Systems aus zwei Magneteomplexen von je 16 

 Magneten bis zu einer Schwingungsdauer von 7 ^"^^ astasirt 

 war, was dem Zweck vollkommen entsprach. 



ü 



Bolometer. 

 Das Flächenbolometer nach Lummer und Kurlbaum war 

 für meine Messungen nicht ohne weiteres anwendbar, da 



jene Platinstreifen von 0,001 — 

 0,0003 mm Dicke verwendeten, die 

 nur so wenig von Röntgenstrahlen 

 absorbiren würden, dass man auch 

 an einem sehr empfindlichen Galvano- 

 meter kaum einen deutlich messbaren 

 Ausschlag erhalten würde. Deshalb 

 hat Herr Prof. Doen bei Meyerling 

 in Charlottenburg ein Flächenbolo- 

 meter (a) mit Platin streifen von 

 0,02 mm Dicke herstellen lassen, mit dem bei einem ersten 

 orientirenden Versuch das Vorhandensein einer Wärmewirkung 

 der Röntgenstrahlen constatirt wurde. Ferner waren die 

 Streifen nicht mit Russ überzogen, damit keine zu grosse 

 Ausstrahlung der empfangenen Wärme in die Umgebung 

 stattfinde. Ein zweites Flächenbolometer {h) wurde vom 

 Mechaniker des hiesigen physicalischen Instituts BÖCKEL gebaut. 

 1. Bolometer (a). Das Flächenbolometer enthält vier Zweige 

 aus Platinblech, vonj denen jeder aus einem Stück ausge- 



D 



Fig. 1. 



