[7] Bolometriscbe Untersuchung etc. 151 



sclinitteii ist, Avie es die beigefügte Figur (Fig. 1) illustrirt. 

 Jeder Zweig besteht aus zwölf Streifen (3,5 cm lang, 1 mm 

 breit, 1,5 mm von einander entfernt) und ist auf einen 

 Seliieferrahmen aufgeklebt. Zwei Zweige sind allemal 

 mögliebst gleich gemacht. Bei einem Zweige w^ war die 

 Verbindung der Streifen mit Kupferblech bewerkstelligt; 

 deshalb war, um die Gleichheit mit dem entsprechenden Zweige 

 herzustellen, ein Stückchen Platindraht angelötet, das bei 

 Bestimmung des Temperaturkoeffizienten durch Nebenschaltung 

 eines dünnen Kupferdrahtes unschädlich gemacht wurde. 



2. Beim Bolometer (&) sind bei sonst gleichen Dimensionen 

 die einzelnen Platiustreifen, soweit sie vom Schiefer verdeckt 

 sind, in einer gegenseitigen Entfernung von 1,5 — 2,0 mm mit 

 Silber verlötet, sodass der Widerstand hinter dem Schiefer 

 sehr klein ist, w^ährend gleichzeitig seine Aenderung dadurch 

 natürlich auf ein Minimum zurückgeführt wird. 



Je zwei Schieferrahmen sind in die Hartgummistative 

 a und a' so eingesetzt, dass sich die mit Platin belegten 

 Seiten in einer Entfernung von 5 mm einander zuwenden 

 (Taf. II, Fig. 1). Die dazwischen befindliche Luft findet bei 

 ihrer Erwärmung durch die seitlich bei & und V und oben 

 in der Mitte angebrachte Oeffnungen freien Zu- und Abzug. 

 Zwischen a und a' wird eine dicke geschwärzte Bleiplatte ein- 

 gestellt, so dass, wenn von einer Seite bestrahlt wird, nur zwei 

 Zweige erwärmt werden. lieber diesen Apparat wird ein 

 Holzkasten gesetzt, der das Ganze von der äusseren Luft 

 abschliesst. Zwei Seiten dieses Kastens haben runde Aus- 

 schnitte erhalten, die mit Aluminiumblech von 0,1 mm Dicke 

 verschlossen werden. Die Verbindungen des Bolometers 

 mit Galvanometer, Element etc. gehen durch die Grundplatte, 

 auf der alles fundirt ist, hindurch und treten ausserhalb des 

 Kastens in die fünf Klemmschrauben. 



Fig. 2 zeigt schematisch die Anordnung der vier Platin- 

 widerstände, welche die vier Zweige einer WHEATSTONE'schen 

 BrUckenschaltung bilden und zwar so, dass allemal zwei 

 gegenüberliegende Seitenzweige der Brücke zugleich bestrahlt 

 werden können, wodurch der zu messende Ausschlag 

 vergrössert wird. Der von der Batterie B (ein Accumulator) 



