152 



Dr. Karl Schoeps, 



[8] 



ßX 



kommende Strom geht durch den Regulirwiderstand TT, 

 theilt sieh bei E und durchläuft die Bolometerzweige 2 und 

 4 bis zu den Abzweigungspunkten (6ri, G2) für das Galvano- 

 meter 6r; von da durch die Zweige 1 und 3 nach den 

 Punkten Ä^, Ä2, zwischen denen ein kleines 50 cm langes 

 Rheochord aus Platindraht von 0,46 mm Dicke zur Abgleichung 

 der Brücke liegt; vom Quecksilbercontact des Rheochords 

 geht der Strom schliesslich nach der Batterie zurück. Der 

 Quecksilbercontact besteht in einem _L— -Röhrchen aus Glas 

 von 3 cm Länge und 0,5 cm Durchmesser, das mit Quecksilber 

 gefüllt und von Korkstopfen verschlossen, sich in einem 

 Messinggestell mit Hülfe einer mit dem 

 Rheochord festverbundenen, am Rheochord 

 in beliebiger Stellung festklemmbaren, be- 

 quem angebrachten Mikrometerschraube ohne 

 merkliche Reibung an den Korkstopfen, durch 

 die der Platindraht hindurchgeht, leicht und 

 sicher verschiebt. Die Zuleitung zum Queck- 

 silber geschieht durch ein Stückchen Platin- 

 draht. Dem Rheochord ist nach Vorgang 

 von LuMMER und Kuelbaum ein dünner 

 Kupferdraht nebengeschaltet. Die Klemm- 

 schrauben am Bolometer, der Quecksilber- 

 contact und ein Umschalter im Galvanometer- 

 zweige sind mit Holzkästen bedeckt, die mit Watte ausgelegt 

 sind, um Thermoströme nach Möglichkeit zu verhindern. 



Fig. 2. 



Bolometer kästen {a und h). 

 (d) Zum Schutz vor Wärmestrahlen war das Bolometer 

 in einem Holzkasten aufgestellt, dessen Wände innen und 

 aussen mit Stanniol bekleidet waren, abgesehen von der 

 Aussenseite der Vorderwand, welche mit Watte und darüber 

 mit Blei (2,5 mm stark) bedeckt war. Als Durchlass für 

 die Röntgenstrahlen war das Blei und auch das Stanniol auf 

 einer Kreisfläche von 3,5 cm Durchmesser entfernt und zur 

 Vermeidung von Wärmestrahlung durch Aluminium (0,1 mm 

 dick) ersetzt. Noch ein Aluminium-Schutzblech (17,3x11,5 cm, 

 0,1 mm dick) war, etwa 5 mm von der Bleiwand abstehend, 

 aussen angebracht, Dass diese Anordnung zur Abhaltung 



