[11] Bolometrische Untersuchung etc. 155 



II Röntgenröhre, J luduetorium in den verschiedenen Auf- 

 stellungen. Bei einigen Beobachtungen war </in Zimmer II, 

 bei späteren in Zimmer III aufgestellt. Zimmer III. J 

 Inductorium. Entfernung in Zimmer II. J—B == 2 m. G— e7= 

 11,5 m bez. 16,5 m. Im Souterrain südlich vom Zimmer I 

 liegt der Accumulatorenraum, von dem aus die Leitung bei 

 A das Zimmer I betritt. In ca. 3 m Höhe ist sie dann an 

 der Wand nach II und III geführt. B Dampfheizung. 



III. Vorbereitende Beolbachtiiiigen und Rechnungen. 



1. Der Temperaturkoeffizient 

 des Bolometers (a) bei einer TemperaturdifPerenz von 

 16«— 8" C. gemessen, stellte sich auf 0,0024. 



Der des Bolometers (&), der sehr genau bestimmt wurde 

 bei einer Temperaturdifferenz von IS«— 4« C, ergab sich für 

 die vier Zweige folgendermaassen : 

 für w^ = 0,002602 

 i(;2 = 0,002617 

 w^ = 0,002660 



Wi = 0,002654, wofür als Mittelwerth 0,00264 ver- 

 wendet wird. 



Die Widerstände der Bolometer zweige, die zu den meisten 

 Beobachtungen besonders bestimmt sind, werde ich den Be- 

 rechnungen der einzelnen Versuche immer vorausschicken. 



Fläche eines Bolometerzweiges. 35x1 mm gross 

 ist die eine Seite jedes Streifens. Im ganzen sind es 12 

 Streifen; also wird die bestrahlte Fläche eines Zweiges 

 4,2 qcm, die ganze Fläche 8,4 qcm betragen. 



2. Bestimmung der Empfindlichkeit des 

 Galvanometers. 

 Das Galvanometer wird in einen Nebenschluss von ^ß 

 Widerstand gelegt. Ist TFder Gesammtwiderstand der Leitung 

 ohne den Galvanometerzweig, welcher selbst den Widerstand 

 7 habe, dann ist der Galvanometerstrom •.i = E. ^iWy -]-Ws — 0^, 

 wo E eine bekannte electromotorische Kraft ist 



