156 Dr. Karl Schoeps, [12] 



JE bedeutet einen Aecumulator, dessen Spannung mit einem 

 Normalvoltmeter von Siemens & Halske gemessen wurde. 



W ist im einen Fall ein Kheostat nach Ostw^ald 

 (1000 52), der von = 10 ß abzuzweigen gestattete, im 

 andern ein SiEMENS-Einheiten-Widerstand, der selbst 1000 /S.^. 

 Widerstand besass und von z ^= 1 S.E. abzweigen Hess. Im 

 Galvanometerzweig waren 100000,2 eingeschaltet, während 

 das Galvanometer selbst 5,793 i2 Widerstand besass. Zu- 

 leitungen zum Galvanometer 0,3109 ß; die übrigen Wider- 

 stände sind so gering, dass sie vernachlässigt werden können. 

 Bei Benutzung des ersten Systems stellt sich die Empfind- 

 lichkeit bei 20^^° einfacher Schwingungsdauer so, dass ein 

 Sealentheil = 2,5 • 10~^ Amp. ist bei einer Scalenentfernung 

 von 2,5 m. 



Wenn ich das selbstgefertigte Magnetsystem im Galvano- 

 meter aufhängte und eine Schwingungsdauer von 9^'^° her- 

 stellte, so bedeutete bei 2 m Scalenabstand ein Sealentheil 

 4,0 • 10~^^ Amp., was eine mehr als sechsfache Vergrösserung 

 der Empfindlichkeit gegen früher war. 



3. Untersuchung der Erwärmung eines Bolometer- 



zweiges. 

 a) Durch Strom. Wird ein Bolometerzweig von w Si 

 Widerstand mit der Fläche F qcm, der Masse m gr, der 

 specifischen AVärme c und mit dem sogenannten äusseren 

 Wärmeleitungskoeffizienten h (der die von 1 qcm der Ober- 

 fläche in 1^®" abgegebene Wärmemenge in gr-Calorien 

 repräsentirt, wenn der Temperaturüberschuss über die 

 Umgebung 1^ C. beträgt) von einem Strom i Amp. durch- 

 flössen, so folgt die Temperaturerhöhung dv während der 

 Zeit dt aus der Gleichung: 



t^iü 0,24 dt — Fh V dt = cm dv. 



Der erste Term giebt die im Widerstand tv durch den 

 Strom i in der Zeit dt erzeugte Wärmemenge; der zweite 

 die in derselben Zeit von der Fläche F an die Umgebung 

 abgegebene Wärmemenge, v ist die Temperatur von der- 

 jenigen der Umgebung an gerechnet. Beide Terme in gr-Cal. 

 Der dritte Term bezeichnet die Wärmemenge, welche der 



