[19] Bolometrische Untersuchung etc. 163 



daher also keine merkliche Widerstandsvermehrung- bei Strom- 

 änderung- erfahren. Zur Abg-leichung der Brücke dient das 

 obenhenutzte Rheochord aus Platindraht mit nebenge- 

 schaltetem Kupferdraht, der den Zweck hat, die Empfind- 

 lichkeit des Galvanometers gegen eine Verschiebung des 

 Contactes herabzusetzen und eine sonst merkliche Erwärmung 

 des Platindrahtes zu verhüten, um so eine leicht zu um- 

 gehende Fehlerquelle zu vermeiden. Die Zuleitungen zwischen 

 den einzelnen Widerständen bestehen aus kurzen Kupferdrähten 

 von 2,0 mm Dicke, kommen für Erwärmung also nicht in 

 Betracht. 



Die vereinfachte Schaltung unterscheidet sich von der 

 Schaltung Fig. 5 nur dadurch, dass hier 2 und 3 vertauscht 

 sind. Zwischen w^ und tv-i liegt das Rheochord. Ich rechne 

 wieder so, als ob ich eine gewöhnliche WHEATSTONE'sche 

 Schaltung hätte, indem ich für w^, tü2, W 



w + w^ + w^ 



W= W-\- ^ einführe. 



Die Aenderung von tv^ == W2 + C2 stellt sich folgender- 

 maassen dar : diV2 = dw^ + dci. 



Die Widerstandsänderung von w^^ des Bolometerzweiges 

 allein ist sofort zu berechnen, nämlich: dw2 = aw2Sv2, wo 

 a Temperaturkoeffizient und 

 6v2 Temperaturerhöhung ist. 

 Mit Hülfe des JouLE'schen Gesetzes ^) wird die Temperatur- 

 erhöhung durch Steigerung des Stromes von %i—>i2 aus- 

 gedrückt : 



Fh ' 



dw2 = W^ — ^ wird. 



Fh 



dc-i erhalte ich durch logarithmische Differentiation von 

 C2, wobei der Widerstand w des Kupferdrahtes als unver- 

 änderlich angesehen wird. 



1) Siehe Seite [13] unten. 



11* 



