168 Dr. Karl Schoeps, [24] 



wandert. Diese Erseheiming" hat ihren Grimd einerseits in 

 der Verschiedenheit des Widerstandsmaterials der vier 

 Brückenzweige, vor allem, was den Temperaturkoeffizienten 

 anbetrifft; andrerseits wird unregelmässiges Hinundher- 

 wandern durch ungleiche Erwärmung des Stromkreises an 

 einzelnen Stellen z. B. durch Luftströmungen, aber auch durch 

 Thermoströme hervorgerufen. Wenn in einem ungeheizten 

 grossen Zimmer zwei Auerbrenner, wie ich sie zur Beleuchtung 

 der Scala nöthig hatte, benutzt werden, so steigt die Temperatur 

 des Zimmers, zwar sehr langsam, aber constant, so dass 

 die beiden Bolometerzweige einen immer grösseren Wider- 

 stand annehmen, während die Maganinwiderstände sich nicht 

 ändern ; daraus glaube ich das constante Wandern nach einer 

 Seite erklären zu müssen. Oeffnet man jetzt nur einen 

 Augenblick ganz wenig das Fenster, so wandert die Scala 

 erklärlicherweise sofort nach der anderen Seite, um aber 

 dann bald das Wandern nach der ersten wieder aufzunehmen. 

 Bei constanter Temperatur würden danach die günstigsten 

 Messungen zu machen sein. Es wurde versucht durch zeit- 

 weiliges Anzünden sämmtlicher Gasflammen im Zimmer eine 

 sinkende und damit zeitweise constante Temperatur herzu- 

 zustellen. Doch war die Zeit der constanten Temperatur 

 und so des ruhigen Verhaltens der Scala gewöhnlich zu kurz 

 um Messungen zu machen, und die Beruhigung der vorher 

 starken Luftströmungen zu g-ering, um nicht doch noch ein 

 unbestimmtes störendes Hinundherwandern constatiren zu 

 müssen. Deshalb wurde meistentheils vorgezogen, ein ver- 

 hältnissmässig constantes Wandern bei diesen Beobachtungen 

 zu berücksichtigen. 



Wenn sich also bei 55 S. E. der stationäre Zustand 

 eingestellt hatte, so wurde durch Herabsetzung des Wider- 

 standes auf 50 B.E. (dieser Widerstand wurde immer bei 

 den Beobachtungen mit Röntgenstrahlen benutzt) der Strom 

 erhöht und der der Erwärmung resp. Widerstandsänderung 

 beider Bolometerzweige entsprechende Strom in am Galvano- 

 meter abgelesen. 



1. Für die Beobachtungen mit dem neueren Bolometer (b) 

 am 30. Januar und L, 5., 6. Februar gilt, da sie bei fast 



